72 Metz: Das Stufenraikrometer mit vereinfachter Mikronteilung. XXIX. 1. 



[Aus den optischen Werken von E. Leitz in Wetzlar.] 



Das Stufeumikrometer mit vereinfachter 

 Mikronteilung. 



Von 



C. Metz 



in Wetzlar. 



Hierzu eine Textabbild unjr. 



Mehrere Umstände mögen bei dem Gebrauch des Okularmikro- 

 meters gar manchmal als erschwerend und verbesserungsfähig emp- 

 funden worden sein. Es ist erstens die feine Strichteilung, welche 

 bei gewissen ungünstigen Präparaten und Beleuchtungen nur schwer 

 sichtbar wird , ein Umstand , der recht ermüdend und anstrengend 

 bei längerem Gebrauch des Mikrometers werden kann. 



Stark macht sich dieser erschwerende Umstand bei der neuer- 

 dings so oft angewandten Dunkelfeldbeleuchtung geltend. Hier kann 

 das jetzt gebräuchliche Mikrometer geradezu versagen. 



Ein weiterer Umstand , der den Gebrauch erschwert , ist die 

 Berechnung der Mikronieterwerte, der sich niemand entziehen kann, 

 dem es darauf ankommt, die gebotene Genauigkeit, die das Mikro- 

 meter gewährt , auch auszunutzen. Ist das Verfahren auch nicht 

 gerade schwer, so schreckt doch mancher vor einem ungewohnten 

 Verfahren und einer umständlichen Rechnung zurück und wird es 

 dankbar empfinden, wenn er das Meßverfahren und die Berechnung 

 durch den neuen Apparat erleichtert findet. Diese Justierung ist 

 nur einmal auszuführen nötig, aber fortgesetzt bedarf es der Rech- 

 nung bei der Bestimmung von Größen, indem der Wert des Inter- 

 valls der Teilung mit der Anzahl der Intervalle , welche das Bild 

 des Objektes deckt, zu multiplizieren ist. 



Es mag die Aufgabe gestellt sein , die Länge einer Schuppe 

 eines Schmetterlingsflügels auszumessen. Verwendet man Objektiv G, 

 dessen Mikrometerwert 0,00349 mm beträgt , so findet sich , daß 



