76 Metz: Das Stut'eniuikrouietcr mit vereinfuehtor Mikronteilung. XXIX, 1. 



Die beigodriickte Tabelle ^ribt zu jedem Objektiv die Brenn- 

 weite, die unjiefähre Tubuslänge, den Mikrometerwert in u und die 

 Kolonne, welche zur g:enauesten Justierung der Tubuslänge auf diese 

 abgerundeten Mikrometerwerte dient. 



Die Markierung des Tubus bezeichnet die Länge desselben ohne 

 Kevolver; da aber durch den Revolver, der eine Höhe von 18 mm 

 besitzt . sich die Tubuslänge um diese Größe vermehrt . so bedeutet 

 die ^larke 152 eine Tubuslänge von 1Ö2 -{- l'^ = 1^^^ iii™- 



Soll die Messung mittels des Mikrometers auf das irenaueste 

 ausgeführt werden, so ist die genaue Tubuslänge für jedes Objektiv 

 noch eigens zu bestimmen, denn die Objektive zeigen untereinander 

 geringe , nicht zu vermeidende Abweichungen in ihren optischen 

 Konstanten. Um diese Bestimmung der Tubuslänge auszuführen, 

 nehme man die mittleren, mit Zahlen versehenen 100 Teilstriche 

 des Okularmikrometers, deren Gesamtintervall noch durch zwei Marken 

 besonders kenntlich gemacht ist, ins Auge und sehe, wieviel Teil- 

 striche des Objektmikrometers durch diese 100 Teilstriche des Okular- 

 mikrometers gedeckt werden. Die vorletzte Kolonne der Tabelle 

 zeigt, wieviel Teilstriche des Objektmikrometers gerade 100 Teil- 

 striche des Stufenmikrometers decken müssen, damit der Mikrometer- 

 wert scharf stimmt. Eine geringe Verschiebung der Tubuslänge 

 bringt beide Teilungen in der verlangten Weise zur Deckung. 



Dies ist die einzige Mühe , welche die genaue Justierung der 

 Objektive erfordert und ist diese spezielle Tubuslänge ein für allemal 

 bei jedem Objektiv zu vermerken. 



Eine Berechnung des Mikrometerwertes, die bei dem gebräuch- 

 lichen Mikrometer nicht zu umgehen war. ist also ganz und gar 

 vermieden. 



Die Vereinfachung der Kechnung und der Grad der Genauig- 

 keit, die das Stufenmikrometer bietet, soll zum Schluß durch folgende 

 vergleichbare Messungen und Berechnungen desselben Objektes so- 

 wohl mit dem gangbaren Mikrometer wie mit dem Stufenmikrometer 

 dargelegt werden. 



Es wird die Länge ein und desselben Panzers von Surirella 

 gemraa mit Objektiv 6 und der Öliramersion ^/^.^ gemessen. Ob- 

 jektiv G hat den Mikrometerwert 0,0035 oder genauer 0.00349 und 

 Objektiv ^/^, die Werte 0,0016 oder genauer 0.00164. Mit Ob- 



1/ 



ij 



jektiv 6 mißt die Diatomee 30,9 Teilstriche und mit Objektiv 

 65.5 Teilstriche des Mikrometers. Also ergibt sich mit Objektiv 6 

 30.i) X 0,0035 = 0,1081 mm = 108,1 ,u 



