78 Metz: Das Stufenmikroineter mit vereinfachter Mikronteilung. XXIX, 1. 



oder genauer: 



30,9 X 0,00349 = 0,1078 mm = 107,8 j-i 

 und mit Objektiv ^/^.^ 



65,5 X 0,0016 = 0,1048 mm = 104,8 ^t, 

 genauer: 65,5 X 0,00164 = 0,1074 mm = 107,4 /i. 



Verwendet man das Stnfenraikrometer, so deckt das Bild des- 

 selben Objektes bei Objektiv 6 53,8 und bei Objektiv ^/^^ 107,5 

 Teilstriche. 



Bei Objektiv 6 ergibt sich die Breite des Panzers: 53,8 X 2 ju 

 = 107,6 ju und bei Objektiv ^/^., 107,5 X 1 jli := 107,5 /t. 



Diese Beispiele zeigen also , daß die umständliche Bereelinung 

 erst mit den genaueren dreigliedrigen Mikrometerwerten des gebräucli- 

 lichen Mikrometers die Genauigkeit der so einfach mittels des Stufen- 

 mikrometers zu ermittelnden Werte zu erreichen vermag. 



Das Stufenmikrometer ist in der Blende des Okulares fest gefaßt 

 und kann durch die ausziehbare Augenlinse des Okulares scharf ein- 

 gestellt werden ; es wird in den optischen Werken von E. Leitz in 

 Wetzlar hergestellt. Sein Preis beträgt einschließlich des Okulares 

 15 Mark. 



[Eingegangen am 27. Januar 1912.] 



