XXIX, 1. Metz: Zeiclienapparat zuui Zeichnen in natüiliciier Größe. 79 



[Aus den optischen Werken von E, Leitz in Wetzlar.] 



Zeiclienapparat zum Zeichnen 

 in natürliclier Größe oder bei scbwaclier Yer 

 größerung oder Verkleinerung. 



Von 



C. Metz 



iu Wetzlar. 



Hierzu eine T e x t a b b i I d u n g. 



Der Apparat, der schon längere Zeit in den optischen Werken 

 von E. Leitz hergestellt wird, war zunächst bestimmt zum Zeichnen 

 in natürlicher Größe. Variierte man den Abstand des Objektes und 

 des Bildes vom Auge, so konnten auch Zeichnungen von Objekten 

 bis zu etwa zweifacher Vergrößerung, und wenn man Objekt- und 

 Bildort vertauschte, in derselben Verkleinerung erzielt werden. Liegen 

 aber Objekt- oder Bildebene nicht mehr in der Entfernung der 

 natürlichen Sehweite, so war, wenn es sich also um Herstellung 

 einer Vergrößerung oder Verkleinerung handelte, eine stärkere An- 

 strengung des Auges nicht zu umgehen oder eine gewisse Unscharfe 

 entweder des Bildes oder des Objektes in Kauf zu nehmen. Eine 

 neuerdings in der „Revue Medicale de la Suisse Romande" vom 

 20. Oktober 1911 erschienene Abhandlung: „Le travail au micro- 

 scope et Taccommodation" ^, welche die Herren Verff. Dr. F. Brocher 

 und Dr. E. Doret die Liebenswürdigkeit hatten , der Firma Leitz 

 zuzuschicken, gab die Anregung, den Apparat durch Linsen, welche 

 die Herren Brocher und Doret bei dem Zeichenapparat nach Abbe 

 zur besseren Akkommodation der Augen verwendeten, ebenfalls zu 

 ergänzen, die Grenzen, innerhalb derer Vergrößerungen und Ver- 



*) Ein Referat dieser Abhandlung findet sich in dieser Zeitschr. 

 Bd. XXVIII, 11)11, p. 3G5. 



