82 Tammes: Verbesserungen an der elektr. Mikroskopierlampe. XXIX, 1. 



[Aus dem Botaniseben Laboratorium der Universität Groningen.] 



Einige Verbesserungen an der in dieser Zeitschrift 

 Bd. XYIII beschriebenen elektrischen Mikroskopier- 

 lampe. 



Von 

 Dr. Tine Tammes. 



Hierzu eine Textabbildung. 



Seitdem ich im Jahre 1901 in dieser Zeitschrift^ eine elektrische 

 Mikroskopierlampe besprach , sind einige Verbesserungen an dem 

 Apparate angebracht worden, welche ich jetzt in aller Kürze be- 

 schreiben will. 



Die obere Wand des gußeisernen Kastens, in welchem das Glüh- 

 lämpchen befestigt ist, besteht bei dem abgeänderten Apparat aus 

 einer gesonderten Messingplatte, welche, wie die Figur zeigt, mittels 

 Schrauben mit den Seitenwänden verbunden ist. Durch Loslösen 

 der Schrauben kann diese Platte mit der sich darin befindenden 

 Fassung für die Glühlampe ein wenig gehoben oder sogar von den 

 Seitenwänden entfernt werden, so daß das Lämpchen leicht in der 

 Fassung befestigt werden kann. 



In der Mitte ist die Messingplatte mit einem Knopf versehen, 

 welcher an der hinteren, d. h. an der vom Mikroskope abgewandten 

 Seite eine Öffnung für die Leitschnüre besitzt, wie in der Figur 

 ersichtlich ist. Hierdurch ist die Richtung der Drähte, an der Stelle 

 wo sie aus dem Apparat kommen , eine horizontale anstatt eiiier 

 vertikalen , wie früher der Fall war. Diese Abänderung hat den 

 Vorteil , daß auch beim Gebrauch von kleinen Mikroskopen der 

 Revolver gedreht werden kann , ohne daß die längeren Objektive 

 gegen die Leitschnüre stoßen. Außerdem kann der Apparat leicht 



') Vgl. diese Zeitschr. Bd. XVIII, 1901, p. 280. 



