150 Wolff: Praxis der wiss. Makro- u. Mikrophotographie usw. XXIX, 2. 



Alle übrigen Werte, falls sie häufiger gebraucht werden sollten, 

 kann man sich nach den oben wiedergegebenen Formeln leicht be- 

 rechnen. 



Nützlich wird folgendes zu merken sein. Berücksichtigt man 

 den Umstand, daß es im allgemeinen, wie erwähnt, immer zweck- 

 mäßig ist, bei Vergrößerungen und bei (nicht allzu starken) Ver- 

 kleinerungen die erforderliche Balgenlänge, nicht den Originalabstand 

 zu berechnen , so ist es klar , daß die in der Tabelle fehlenden 

 Zahlen sehr leicht sich berechnen, wenn man (wie ja in der Stein- 

 heil sehen Tabelle geschehen) die Brenuweit des Objektivs gleich 

 1 setzt. 



Die Formel A ^ f(l -[- ?') verwandelt sich dann in die Form 



^ = 1 + T. 



Hat man also ein Objekt in .'JTfacher Vergrößerung zu photo- 

 graphieren, so muß der Balgenauszug ^ 38 Brennweiten betragen. 



Bei Verwendung eines Zeiss scheu Mikroplanares von 2*0 cm 

 Brennweite (der kleinsten Nummer) würde man also eine Auszug- 

 länge von 76 cm brauchen. 



Bei dieser Gelegenheit möchte ich es übrigens nicht unterlassen, 

 darauf aufmerksam zu machen , daß die von Zeiss seinen Mikro- 

 planaren''^ gegebenen Brennweiten, — von 20, .35, 50, 75, 100 mm — 

 für die Rechnung bequemer sind, als die von unseren beiden anderen 

 renommiertesten Firmen ausgegebenen Nummern. Die Leitz sehen 

 Mikrosummare^, übrigens ganz hervorragend gute und überaus preis- 

 werte Instrumente, werden mit den Brennweiten 24, 35, 42, 64, 

 80, 100, 120 mm, die WiNKELSchen Mikroluminare (die nur von 

 der Firma gar nicht ohne Irisblende abgegeben werden sollten , da 

 sie ohne eine solche nur zur Aufnahme ganz planer Objekte, wie 

 großer Schnitte u. dgl. , zu gebrauchen sind) mit den Brennweiten'^ 

 16, 26, 36, 50, 70 mm geliefert^ 



I 



^) Worunter hier stets die Entfernung vom Blendenort — nicht , wie 

 vielfach üblich, von der Auflagefläche des Objektivringes — bis zur Matt- 

 schicht der Visierscheibe bei scharfer Einstellung des Bildes verstanden wird. 



-) Rel. Öffnung F/4-5. Mikroplanare und Mikrosummare sind G linsige 

 Doppelanastigmate. 



^) Die kleinste Nummer hat eine relative Öffnung von F/SS, die 

 anderen von F/4 5. Im Preise stehen sie zwischen den Leitz sehen und 

 Zeiss sehen Instrumenten. 



*) Hierzu würden noch als nach meiner Ansiclit sehr geeignet für 

 mikrophotographische Arbeiten (und beiläuiig als das lichtstärkste hierfür 

 existierende Objektiv mit einer relativen Öifnung F/3-1) die BuscHschen 



