XXIX, 2. Tschachotin: Eine Mikrooperationsvorriclitung. 



189 



Lage auf dem Umkreis des Ringes festgestellt werden. Auf dem 

 Schieber ist eine Zahnstange (Z) mit Trieb (T) angebracht, mittels 

 dessen ein Halter auf- und abwärts bewegt und in beliebiger Stellung 

 fixiert wird. Dieser Halter (H) hat an seinem unteren Ende eine 

 Universalklemme (K), in die man beliebige Apparate (a) , so feinste 

 Lanzettspitzen , Staroperationsnadeln , Glasnadeln , Reizelektroden, 

 Elektrokauteren u. dergl. einsetzen und in alle denkbaren Stellungen 

 bringen kann. 



Das zu operierende Objekt kommt auf ein entsprechendes Ge- 

 stell (als konkretes Beispiel wall ich hier auf das Gestell hinweisen, 



das ich zu Operationen an der Kielsclinecke Pterotrachea in meiner 

 Statocystenarbeit^ verwendete; das Gestell ist auch in dieser Zeit- 

 schrift abgebildet worden'-). Dasselbe wird nun in ein flaches Ge- 

 fäß (G) mit Wasser gebracht und mittels besonderer Schrauben (Seh) 

 mit den Glaswiinden desselben fest verbunden. Falls man an Ei- 

 zellen oder anderen kleinen Objekten operiert, so werden dieselben 

 mittels einer Gelatinegallerteschiclit oder Eiweiß auf einem Objekt- 

 träger fixiert und dieser dann mittels obiger Schrauben mit dem 



^) Tschachotin, S., Die Statocyste der Heteropoden (Zeitsolir. f. wiss. 

 Zool. Bd. XC, 1908, p. 343). 



*) Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. XXVI. liKli», p. 131. 



