198 Sorgenfrei: Ein neuer Mikro-Kino-Apparat usw. XXIX, 2. 



eindriDgen kann. Im allgemeinen wird die Einstellung auf den Film 

 schon jetzt genügend scharf sein, wenigstens für einen normalsich- 

 tigen Beobachter, andernfalls muß noch die Feinregulierung des Mikro- 

 skops gehandhabt werden, um die nötige Schärfe zu erzielen. Außer- 

 dem kann der Objekttisch bewegt werden, um die Mikroorganismen 

 im (lesichtsfelde zu behalten j falls sie sich aus demselben heraus- 

 bewegen sollten. Man paßt nun immer unter Betrachtung des Film- 

 bildes den geeigneten günstigen Moment ab , setzt dann den Fuß- 

 kontakt in Tätigkeit, w^orauf die Aufnahme erfolgt. Man kann nun 

 beliebig die Aufnahme unterbrechen und so eine Reihe von Be- 

 wegungserscheinungen festhalten, die gerade am charakteristischsten 

 für die betreffenden Mikroorganismen sind. 



Bei Aufnahmen mit vertikaler Anordnung schraubt man 

 den Kino von der neigbaren Platte der horizontalen Einrichtung 

 ab, klappt diese Platte ganz bis zum Anschlage um und stellt 

 auf den freiwerdenden eisernen Tisch das Gestell für vertikale An- 

 ordnung, das durch drei Schrauben an der Platte festgehalten wird. 

 Den mit Film beschickten Kino befestigt man mittels der beigegebenen 

 Flügelschraube an der vertikal stehenden Platte des Gestelles und 

 bringt denselben durch Verschieben der Platte in die gewünschte 

 Höhe, wonach mau die bewegliche Schiebhülse, welche als Anschlag 

 dient, fest anzieht. Wegen der genauen Zentrierung muß das Mikro- 

 skop eine gegen die frühere erhöhte Lage einnehmen, und ist es 

 daher notwendig , auf die Fußplatte , welche das Mikroskop trägt, 

 einen Sockel aufzulegen , worauf das Mikroskop gestellt wird. Um 

 die Beleuchtung am zweckmäßigsten zu kontrollieren und auch das 

 Objekt scharf einzustellen , hilft man sich wieder am besten erst 

 durch subjektive Beobachtung im Mikroskop und klappt zu diesem 

 Zwecke den Kino um die hintere Führungsstange beiseite, so daß der 

 Durchblick zum Mikroskop frei wird. 



In vielen Fällen kann auf die horizontale Anordnung verzichtet 

 werden und genügt die vertikale. Zu diesem Zwecke hat die Firma 

 Ernemann eine mikrokinematographische Ausrüstung herausgebracht, die 

 nur für die vertikale Anordnung bestimmt ist. Was Schlagfertigkeit 

 und ständige Beobachtung der Präparate anlangt, gibt diese Einrich- 

 tung der ersteren nichts nach. Außer dem Vorzuge der Billigkeit 

 soll diese Einrichtung noch den weiteren besitzen , an etwa vor- 

 handene mikroskopische Einrichtungen adaptiert werden zu kihuien, 

 so daß die Beleuchtungseinrichtung für das Mikroskop ohne weiteres 

 mit übernommen werden kann. 



