232 Referate. XXIX, 2. 



Verf. verwandte das Knochenmark von Kaninchen, Katzen und 

 Ratten ; besonders das Knochenmark von jungen Kaninchen ist für 

 den vorliegenden Zweck sehr geeignet. Man entnimmt das Mark 

 dem Oberschenkelknochen des Hinterbeines , den man spaltet und 

 aus dem man das Gewebe ohne Zerrung wie einen Würfel heraus- 

 nehmen kann. Dieser Gewebswürfel wurde zuerst für 2 bis 3 Stunden 

 in eine lOprozentige Formollösung bei 3G^ gelegt, dann wurde das 

 Gewebsstück mit einem Rasiermesser in 2 mm dicke Scheiben zer- 

 legt und diese wiederum für weitere 24 Stunden in die lOprozen- 

 tige Formollösung gebracht. Nachdem dann die Stückchen noch auf 

 12 Stunden in MüLLERSche Lösung übergeführt sind, werden sie 

 sorgfältig ausgewässert und nach der üblichen Vorbehandlung in 

 Paraffin eingebettet. Verf. hat die Methode von Wright (vgl. diese 

 Zeitschr. Bd. XXIV, 1907, p. 300—301) nur bei den ersten Unter- 

 suchungen angewendet, sie dann aber verlassen, weil er keine guten 

 Präparate erhielt. Verf. weiß nicht, woran das gelegen hat, da die 

 Wright sehen Präparate, die er selbst gesehen hat, von ganz hervor- 

 ragender Schönheit waren. Er hat zur Färbung der Schnitte, die 

 nicht mehr als 4t /u dick sein dürfen, schließlich allein die ScHRioDESche 

 Azur II- Eosinmethode benutzt, welche die besten Präparate lieferte. 



Schiefferdecker {Bonn). 



Hirscllfeld, H. , Eine neue Präzisionsp ip ett e zur Blut- 

 körper chenzählung (Berliner klin. Wochenschr. Jahrg. 

 XLVIII, 1911, No. 49, p. 2209 m. 1 Abb.). 

 Da es ziemlich schwierig ist, bei Benutzung der TnoMASchen 

 Pipetten zur Blutkörperchenzählung Blut- und Mischtlüssigkeit genau 

 bis zur vorgezeichneten Marke zu saugen, ist es schon wiederholt 

 versucht worden, diesen Übelstand zu beseitigen. May hat zuerst 

 eine Pipette konstruiert, bei der das Blut wie die Mischflüssigkeit 

 mit absoluter Genauigkeit abgemessen wird. Dieses Instrument hat 

 sich aber nicht eingeführt, da seine Handhabung ziemlich umständ- 

 lich ist. Unter Benutzung des Prinzipes der MAYSchen Pipette hat 

 Verf. eine Pipette konstruiert, die in der Berliner klin. Wochenschr. 

 1909, No. 10, beschrieben und abgebildet ist. Bei dieser sehr be- 

 quem zu handhabenden Pipette war die Abmessung der zur Zählung 

 benötigten Blutmenge eine absolut genaue, die Abmessung der Misch- 

 flüssigkeit dagegen geschah nicht automatisch. Es kam nun darauf 

 an, eine Konstruktion zu erfinden, bei der auch die Abmessung der 

 Mischflüssigkeit automatisch und absolut exakt möglich war. Es ist 



