116 



Reichert: Neue bewegliche Objekttische. 



XXIX, 3. 



Schwierigkeiten. So bequem nachgeliefert wie früher konnte er nicht 

 mehr werden. Da man sich aber erfahrungsgemäß nur bei großen 

 und teueren Instrumenten zur gleichzeitigen Bestellung- eines Objekt- 

 fiihrers entschließt, so wurde der Mangel eines nachlieferbaren 

 Objekttisches bei mittleren und kleineren Instrumenten sehr 

 fühlbar. 



Diesem Mangel half außer der von mir bezeichneten Konstruk- 

 tion die Spencer Lense Co. in BufFalo durch Konstruktion eines 

 beweglichen Objekthalters ab, der aber nur für Tische von vier- 



i. 



eckiger Form bestimmt war. Dieses Instrument, in Figur 1 dar- 

 gestellt, wird durch zwei unter dem Tisch des Mikroskopes angreifende 

 Schrauben in vollkommen sicherer Weise befestigt. Es kann an 

 allen Mikroskojjtischen von mehr als 70 mm Seitenlänge verwendet 

 werden und wird wegen seiner Zweckmäßigkeit und p]infachheit 

 allenthalben ausgeführt. 



Für runde Tische ist der vorbeschriebene Objektfülirer aber 

 nicht verwendbar. Eine Einrichtung, welche die Befestigung des 

 Halters auch an runden Mikroskoptischen , überhaupt an Tischen 

 beliebiger Form, gestattet, stellen die Figuren 2 u. 3 dar. Bei diesen 

 werden die Klemmenlöcher des Mikroskoptisches zur Befestigung be- 

 nützt, und zwar geschieht das in ähnlicher Weise wie bei den be- 

 kannten Spiegelkondensoren Fd der Firma C. Reichert. In der 



