328 Wolff: Über die neue Geigersclie Mikroskopierlampe. XXIX, 3. 



[Aus der Abteilung für Pflanzenkrankheiten des Kaiser Wilhelms -Instituts 



für Landwirtschaft in Bromberg.] 



Über die neue Geigersclie Mikroskopierlani])e. 



Von 

 Dr. 3Iax Wolff 



in Bromberg -Schröttersdorf. 



Hierzu zwei Textabbildungen. 



Nachdem ich in No. .•! des XXYIII. Bandes dieser Zeitschrift 

 p. 800- — 321 den Bau, Leistungen und Brauchbarkeit des GEioEuschen, 

 mit einer automatischen 4 Ampere -Fixpunkt-Bogenlampe ausgerüsteten 

 Miniaturscheinwerfers für wissenschaftliclie Photographie und mikro- 

 skopische Arbeiten allerart näher beschrieben und erörtert habe, 

 möchte ich in den folgenden Zeilen kurz eine von mir eingehend 

 geprüfte Neukonstruktion der Münchener Firma, ein mit nur 2 Ampere 

 Stromverbrauch arbeitendes, alle Vorzüge der 4 Ampere -Ewon- Lampe 

 aufweisendes, speziell als Mikroskopierlampe ausgebildetes Instrument 

 (vgl. Fig. 1) beschreiben. 



Die neue, in einem für den besonderen Zweck eigens konstruier- 

 ten Gehäuse ueigbar montierte Mikroskopierlampe ist hinsichtlich 

 ihres minimalen Stromverbrauches (sie wird natürlich ganz wie die 

 4 Amperelampe an jede Hausleitung ohne weiteres angeschlossen) und 

 in ihren kompendiösen Abmessungen die kleinste überhaupt bisher 

 gebaute selbstregulierende Bogenlampe. 



Hierdurch und durch ihre Leistungen ist sie , um mein Urteil 

 in wenige Worte zusammengefaßt vorauszuschicken , für alle mikro- 

 skopischen und diesen verwandte Arbeiten die ideale Lichtquelle und 

 füllt eine empfindliche Lücke in der Reihe der uns für wissenschaftliche 

 Untersuchungen zur Verfügung stehenden Instrumente aus. 



Sie ersetzt nicht nur das beste Tageslicht (was man vom Petro- 

 leum-, Gas-, elektrischem Glüh- und Nernst- Licht nicht behaupten 

 konnte), sondern macht es überflüssig, weil das von ihr erzeugte Licht 



