XXIX, 3. Wolff: Über die neue Geigcrsche Mikroskopierlampe. 331 



vor der Frontlinse des Kondensortubus ein 3 cm im üurclimesser 

 großer Lichtl<:reis, der ein kreisförmiges, gleichmäßig und äußerst stark 

 beleuchtetes Feld von 2*5 m Durchmesser einschließt. Die Hellig- 

 keit kann also ohne weiteres durch Ausziehen des Kondensortubus 

 in weiten Grenzen fein abgestuft werden! Diese Eigenschaft 

 der neuen Lampe ist unschätzbar, nicht bloß für die 

 subjektive Untersuchung, 



Wird nämlich eine Mattscheibe zum Einlegen in den Irisring 

 benützt und mit Senkung des Abbe sehen Kondensors entsprechend 

 gearbeitet, so ist man mit Hilfe der neuen Mikroskopierlampe in 

 der Lage, für jede Vergrößerung und jeden Zweck, für subjektive 



Beobachtung im durchfallenden Licht, für Dunkelfeldbeleuchtung und 

 für Mikrophotographie jeweils ein rein weißes Licht in der wünschens- 

 werten Stärke sich zu verschaffen, ohne den Stromverbrauch über 

 2 Ampere steigern oder überhaupt nur ändern zu müssen. 



Bogenlampen mit größerem Stromverbrauch sind für die auf- 

 gezählten Zwecke nunmehr nicht notwendig und lediglich dann er- 

 forderlich, wenn Mikroprojektion mit in Frage kommt. 



Für Mikroprojektion auf mittlere Entfernungen empfehle ich 

 nach wie vor die 4 Ampere -Ewon- Lampe. Für Projektion auf kurze 

 Entfernungen (z. B. für Zeichenzwecke) genügt sogar die neue 

 2 Ampere -Lampe. 



Hinsichtlich der Abstufung der Lichtstärke für verschiedene 

 Arbeiten genügen hier wohl folgende Hinweise. 



Beim Arbeiten mit ganz schwachen Objektiven (etwa Leitz 

 1 bis 3) erhält man ein gleichmäßig weißes Gesichtsfeld, indem man 



