332 Wolff: Über die neue Geigersche Mikroskopieilampe. XXIX, o. 



den Kondensortubus einschiebt, den Mikroskopkondensor, mit Matt- 

 scheibe armiert, aber senkt. 



Einfaches Heben des Abbe genügt, nm für gewöhnliche sub- 

 jektive Beobaclitung selbst mit stärksten Apochromaten und Kompen- 

 sations- Okularen vollauf ausreichend helles, meist noch die Betätigung 

 der Iris erforderndes Licht zu haben. 



Weglassen der Mattscheibe schafft für extreme Anforderungen 

 bei mikrophotographischen Arbeiten ausreichende Beleuchtung. Und 

 nur für Dunkelfeld -Momentphotographie mit stärksten Systemen und 

 langen Balgenauszügen wird man den Kondensortubus der Lampe 

 ausziehen. 



Ein Vorzug der Ewon -Scheinwerfer, die sehr weitgehende Ab- 

 sorption der lästigen, für emptindliche Präparate und lebende Objekte 

 sogar schädliche Wärme, macht sich bei Aufstellung der Lampe in 

 oben angegebener Weise folgendermaßen geltend. 



Wenn die Lampe gerade vor dem Mikroskop (vordere Linse 

 des Tubus 25 cm vor dem Spiegel des Mikroskopes) steht, der Licht- 

 kreis also, wie ausgeführt, gerade den Spiegel des Mikroskopes füllt, und 

 die Helligkeit bei gehobenem AßBESchen Kondensor durch Abblenden 

 der Iris auf 10 mm Öffnung auf das für subjektive Beobachtung 

 bei stärkster Optik passende Maß reduziert ist, so beträgt die Er- 

 wärmung des Präparates nur 4^ C, auch bei langdauernder, viele 

 Stunden anhaltender Beobachtung. 



Nur bei voller Öffnung der Iris kommt eine maximale Er- 

 wärmung von 6 bis 7*^ C zustande, wenn das Objekt genau in 

 Breunpunkthöhe (des Abbe sehen Kondensors) liegt. 



Wird die Lampe unter Benutzung eines, vorn auf dem Kondensor- 

 tubus mittels Klemmringes aufsetzbaren Spiegels quer vor dem Mikro- 

 skop aufgestellt (auf Mikroskopiertischen, deren Tiefe nicht größer 

 als 0*5 m ist, muß diese Aufstellung die Regel bilden, also überall da 

 — z. B. in ärztlichen Sprechzimmern, klinischen Untersuchungsziramern, 

 wo der Raum knapp ist ; die von den meisten Firmen gelieferten und 

 für beengte Raumverhältnisse sehr empfehlenswerten wohlfeilen Tische 

 kleineren Modells pflegen nur eine O'ö m tiefe und 1 m lauge 

 Tischplatte zu haben), so sinkt die Erwärmung des Präparates noch 

 weiter auf einen praktisch gar nicht mehr zu berücksichtigenden 

 Wert, nämlich bei einer normalen (der Intensität der Beleuchtung 

 entsprechenden) Öffnung der Kondensor -Iris des Mikroskopes von 

 etwa 8 mm auf etwa 1 bis 1*5 " C. 



