336 Wychgram: Eine neue Arbeitslampe für Mikrozwecke. XXIX, 3. 



Eine neue Arbeitslampe für Mikrozwecke. 



Von 

 Dr. E. Wychgram 



in Kiel. 



Hierzu eine Textabbildung'. 



Im XXVIII. Bande dieser Zeitschrift hat Herr Dr. Wolff ein- 

 gehend eine neue Bogenlampe für Mikrozwecke beschrieben , und 

 hat in seinem Bericht so vollständig alle Vorzüge dieser neuen 

 sog. EwoN- Lampe (Fabrikat Gustav Geiger, München) hervorgehoben 

 und gleichzeitig eine Kritik des Bogenlampenprinzipes überhaupt ge- 

 geben, daß nur wenig zu sagen bleibt; und so werde ich im folgenden 

 nur einen kurzen Nachtrag zu der WoLFFSchen Arbeit liefern, indem 

 ich einige eigene Erfahrungen mitteile. 



Es erscheint mir nämlich trotz allem nicht überflüssig, nach- 

 drücklich auf diese fast ideale Lichtquelle hinzuweisen , denn der 

 heutige Stand der mikroskopischen Apparatur deutet immer mehr 

 daraufhin , daß bei der sonstigen Gleichmäßigkeit und Vollendung 

 der optischen Hilfsmittel nun noch von einer Ausgestaltung des 

 Lichtquellenproblems viel zu erwarten ist. — P]s ist ja bekannt, mit 

 welchem Glück und welch verdienstvollem feinem technischen Ver- 

 ständnis Zeiss sich des NERNST-Lichtes für Mikrobeobachtung und 

 Mikroprojektion angenommen hat. Nun wäre das Nernst- Licht an 

 sich gewiß vollkommen , wenn es trotz seiner Kompendiosität nicht 

 allerlei Umständlichkeiten an sich hätte und wenn seine Mechanismen 

 etwas robuster wären. Wer viel mit Nernst -Licht gearbeitet hat, 

 kann ein Lied singen von der Leichtverletzlichkeit gerade der wich- 

 tigsten Teile und seiner Launen. Bedeutend populärer ist das Bogen- 

 licht; als Ersatzteile kommen nur die Kohlen in Betracht, denn die 

 Widerstände und Lampenmechanismen unbrauchbar zu machen, dazu 

 gehört schon die Arbeitsweise eines Polyphem. So existieren mancherlei 

 Typen kleinerer Lampen, meist für Projektion und Handregulierung 

 gebaut. Daß eine Handregulierungslampe für Mikrophotographie ein 



