XXIX, 3. Wychgram: Eine neue Arbeitslampe für Mikrozwecke. 337 



Nonsens ist, hat Wolff ausgeführt, und daß die bisherigen sog. 

 Selbstregulierlampen versagt haben, wenigstens die kleineren Modelle, 

 das weiß jeder durch entsprechende P>fahrung skeptisch gewordene 

 Mikroskopiker. Ich kann mich hier kurz fassen, und mich den Ur- 

 teilen Wolff s anschließen, auch in bezug auf die Liste, welche er 

 für automatisch regulierende Lampen aufgestellt hat. Tatsächlich 

 kommen nur die von ihm genannten drei Lampen in Betracht, näm- 

 lich die EwoN- Lampe, die Weule- Lampe und die große Schückert- 

 Lampe. In bezug auf Preis, Brenndauer, Handlichkeit und relative 



Helligkeit steht die Ewox- Lampe an erster Stelle. Was die Inne- 

 haltung des fixen Lichtpunktes anlangt, so ist diese durchaus zuver- 

 lässig, und das bedeutet für Mikrozwecke sehr viel, da hier jede 

 kleinste Unregelmäßigkeit sich vergrößert bemerkbar macht. 



Ich habe nun diese kleine Ewox -Lampe für 3*5 bis 4 Amj). 

 und 220 Volt zu den verschiedensten Zwecken benutzt und nur 

 gute Resultate erzielt. So begann ich meine Versuche mit dem 

 Schwierigsten, indem ich sie mit Eisendochtkohlen brannte und Unter- 

 suchungen mit ultraviolettem Licht anstellte an dem REiCHERTSchen 

 Fluoreszenzmikroskop, Hierüber werde ich noch besonders an anderer 

 Stelle berichten. Vorläufig mag es genügen, festzustellen, daß schon 

 mit 4 Amp. eine kräftige Ultraviolettstrahlung erzielt wurde, welche 

 eine so starke Fluoreszenz erzeugte, daß mit den stärksten Trocken- 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXIX, 3. 22 



