338 Wychgram: Eine neue Arbeitslampe für Mikrozweckc. XXIX, 3. 



objektiven die Helligkeit für Beobachtung, mit einem mittleren Trocken- 

 system die Helligkeit für Spektroskopie völlig ausreiclite. Da hier 

 Duukelfeldbeleuchtung angewendet wird , so sind Zentrierfehler und 

 Fokusschwankungen des Lichtpunktes sehr unangenehm. Trotzdem 

 brannte , abgesehen von gelegentlichem Spritzen , der Bogen sehr 

 ruhig; allerdings mußte wegen der höheren Leitfähigkeit der Eisen- 

 kohlen ein kleines Gegengewicht an der unteren Kohle angebracht 

 werden. 



Diese Resultate waren sehr ermunternd und so wurde denn die 

 Lampe auch mit gewöhnlichen Kohlen einer weiteren Prüfung unter- 

 zogen. Wendet man die Beleuchtung nach dem ausgezeichneten Prinzip 

 nach Köhler an, so erzielt man eine Lichtausbeute und Lichtkorrekt- 

 heit, daß man der Anwendung von Starkstromlampen völlig entraten 

 kann. Wolff hat dies durcli seine Diatoraeenaufnahme bewiesen. 

 Ich habe die Lampe mit dieser so geregelten Beleuchtung zu Projek- 

 tionen benutzt, wobei in etwa 4 m Abstand mit stärkstem Projektions- 

 okular und mittlerem Objektiv (von 6'5 mm Brennweite) ein reich- 

 lich helles Bild — etwa 1"5 qm groß — erzielt wurde. Für Zeichen- 

 projektion , also bei kurzer Distanz läßt sich auf die Zeichentläche, 

 ein helles Bild bei allen Objektiven projizieren. Natürlich muß die 

 Lampe in einem Gehäuse untergebracht sein , welches alles Neben- 

 licht abfängt. Doch dies ist nicht mit Nachteilen mechanischer Art 

 verbunden , da die Wärmeentwicklung nur gering ist und die Ab- 

 messungen im ganzen nicht voluminöser, als eine ähnlich eingebaute 

 Neknst- Lampe sie erfordert. 



Wegen ihrer intensiven Strahlung eignet sich die Ewon- Lampe 

 zur subjektiven Beobachtung natürlich weniger. Hier wird sich die 

 NERNST-Lampe , insbesondere die kleine, von Zeiss gebaute taucher- 

 helmartige Mikroskopierlampe schwer verdrängen lassen. 



Dagegen benutzte ich für einen besonderen Zweck die Ewox- 

 Lampe, wo auch NEUN.ST-Lampen versagten. Es handelte sich um 

 Photographie des von Hicss wiederentdeckten Kanales im Ciliarkörper 

 des Auges der Tagvögel, welcher eine direkte offene Kommunikation 

 zwischen der vorderen Kammer und dem Glaskörperraum darstellt. 

 Hierzu war eine etwa 10 fache Vergrößerung des Situs -Präparates 

 in durchfallendem Lichte erforderlich, und die besondere Schwierig- 

 keit der Einstellung und Aufnahme lag in der schwarzbraunen 

 Pigmentierung des vorderen Augenabschnittes, welche mit der Horn- 

 haut nach unten in der Fixierungsflüssigkeit liegend, also nicht auf- 

 gehellt, von oben her photographiert werden sollte. Da das Objekt 



