XXIX, 3. Wychgi-;im: Über Mikro-Spektrographie. 



339 



sehr labil ist, so dürfte bei der immerhin zeitraubenden Einstellung 

 bei größter Lichtintensität doch keine Erwärmung stattfinden, auch 

 sollte die Exposition das zur Darstellung des Wesentlichen erforder- 

 liche wirksame Minimum nicht überschreiten. Die beigegebene Figur 

 zeigt das sehr befriedigende Resultat, Die Exposition aufLoMBKRGS 

 panchromatisch -hochempfindlicher Platte betrug nur 4 (!) Sekunden. 

 Vielseitig und zuverlässig ist die Ewon- Lampe eine sehr er- 

 freuliche technische Bereicherung des mikroskopischen Laboratoriums, 

 die nicht nur in privaten und kleineren Betrieben nützlich und exakt 

 arbeitet, sondern auch größeren Anforderungen dann genügen kann, 

 wenn die übrigen Hilfsmittel optischer Art rationell ausgenutzt werden. 



[Eingegangen am 2. November 1912.1 



Über Miki'ü - Spektrographie, 



Von 

 Dr. E. Wychgram 



in Kiel. 



Hierzu drei Textabbildungen. 



Die Resultate und Anwendungszwecke des bekannten Mikro- 

 Spektralokulares von Abbe, welches in fast übereinstimmender Form 

 heute von allen größeren Mikrowerkstätten hergestellt sind , können 

 natürlich nicht im entferntesten an diejenigen rein physikalischer Me- 

 thoden herreichen, was Exaktheit und optische Leistung anlangt ; viel- 

 mehr ist dieses Instrument besonders und wohl ausschließlich für qualita- 

 tive Zwecke innerhalb des sichtbaren Spektrums konstruiert und brauch- 

 bar, Messungen geschehen hier an der festen , der konstanten 

 Dispersion des Ajiici-Prismas angepaßten Wellenlängensl^ala , und 

 haben nur den Zweck einer exakteren Verständigung über die Lage 

 von Absorptionsstreifen. In der mikrotechnischen Literatur finden 

 sich merkwürdigerweise nur verhältnismäßig wenig Arbeiten, die sich 

 mit Spektraluntersuchungen am Mikroskop befassen, obgleich das 

 Arbeiten mit diesem Instrument nicht nur nicht undankbar, sondern 



22* 



