350 Wychgram: Aus optischen und mechan. Werkstätten V. XXIX, 3. 



jeder gewöhnlichen Hansleitung- zu entnehmen, und dringen doch die 

 KöHLERSchen Beleuchtungsprinzipien nicht nur in der Literatur, sondern 

 auch in der Praxis entschieden durch. 



Der Krater bildet sich an der horizontalen Kohle, welche, um 

 ihn überall von gleichmäßiger Helligkeit zu erzeugen, keinen Docht 

 besitzt, und um die größte Stabilität des Lichtpunktes zu gewinnen, 

 sehr dünn, nur 5 mm stark, gewählt wurde. Die Lampen werden 

 beide zu dem aplanatischen Kollektor passend konstruiert, welchen 

 wir schon von der Nernst- Lampe her kannten. So ist der Strahlen- 

 gang präzise geregelt, und ein vollkommenes, großes, kreisförmiges 

 und gleichmäßig helles Kraterbild auf der Kondensoriris zu erzeugen. 



Bei dieser Gelegenheit sei auf die automatisch regulierende 

 Gleichstrom-Bogenlampe, der Firma Wi-.lile- Goslar , wie sie für 

 Projektion und Kinomatographie in den Handel kommt, etwas näher 

 eingegangen. Die Kohlen stehen schiefwinklig zueinander, die 

 Kraterkohle liegt horizontal in der optischen Achse des Projektions- 

 systemes. Der Lichtbogen ist verhältnismäßig groß gehalten und 

 die untere Kohle steht so, daß sie für normale Gebrauchsrichtungen 

 den Krater niemals verdecken kann. Die Lampe ist als Nebenschluß- 

 lampe gebaut, die Regulierung geschieht durch ein Uhrwerk, ähnlich 

 wie bei der großen ScHucKEux-Lampe. Angenehm ist der Umstand, 

 daß sie — richtige Kohlenstärken und Widerstände vorausgesetzt — 

 Stromstärken zwischen 5 und 30 Ampere annimmt, ohne in ihrem 

 ruhigen Brennen beeinträchtigt zu werden. Unsere Abbildungen 3 und 4 

 zeigen die Lichtstärkendiagramme zweier zueinander senkrechter 

 Ebenen mit den entsprechenden Abbildungen des leuchtenden Krater- 

 teiles, der den jeweiligen Azimuten und Höhenwinkeln entspricht. 

 Für das Diagramm lagen folgende Verhältnisse vor: Stromstärke 

 22 Amp., Spannung 70 Volt + l^ohle 14 mm, — Kohle 10 mm, 

 Abbrand beider Kohlen 42 mm pro Stunde. Die kurze Brenndauer 

 der dünnen Kohlen der Schwachstromlampe wäre der einzige, aber 

 nur geringe Nachteil dieser sonst hoch vollkommenen Lampe , deren 

 Aussehen Abbildung 5 zeigt. 



Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle an die kleinen 

 Schwachstrombogenlampen für Handregulierung von Krüss und Leitz 

 erinnert, welche wir in einem früheren Aufsatze besprochen haben, 

 und welche inzwischen für die Mikroskopie durch weitere Umgestaltung 

 noch besser nutzbar gemacht worden sind. So hat Leitz seiner 

 kleineren Lampe noch weitere Anwendungen verschafft, indem sie 

 jetzt auf Reiter für metallo- mikrographische Zwecke hergerichtet 



