364 Wychgraiii: Aus optischen und mechan. Werksttätten V. XXIX, 3. 



fache Herabsetzung der Empfindlichkeit, so daß beim längeren Auf- 

 enthalt im Tageslicht die Bilder, wenn auch bedeutend langsamer, 

 weiter ausbleichen. 



Will man also farbige Papierbilder erhalten, so bleibt man auf 

 die Dreifarbenverfahren nach Miethe, Lumiere oder König angewiesen. 

 Während die Autochromphotographie für mikrographische Zwecke 

 Hervorragendes leistet, versagt das Utocolor- Papier vollständig, und 

 es wäre besser, das so viel versprechende Ausbleichverfahren nicht 

 durch vorzeitiges In-den-Handel-bringen unreifer und unbrauchbarer 

 Produkte und durch eine verwerfliche Reklame zu diskreditieren. 



Bevor wir uns dem Stativbau zuwenden, mögen zwei Neuerungen 

 noch wenigstens erwähnt werden , welche eine Apparatur zur Be- 

 obachtung von Luminiszenzerscheinungen darstellen. Es ist dies das 

 Fluoreszenzmikroskop von Reichert, welches in dieser Zeitschrift 

 bereits ausfuhrlich beschrieben wurde, und über dessen Resultate 

 Verfasser noch an besonderer Stelle berichten wird , und ferner die 

 Einrichtung für ultraviolettes Licht von Zeiss. Das Prinzip der Ge- 

 winnung des ultravioletten Lichtes , welches ja bekanntlich bei 

 den meisten Körpern die Fluoreszenzerscheiuung auslöst, welche ihrer- 

 seits entweder eine Leuchterscheinung auf Grund chemischer Vorgänge 

 (dies ist das Wahrscheinliche) oder ein Leuchten auf Grund er- 

 zwungener Schwingungen ist, findet sich bei beiden Firmen als das 

 gleiche. Die kräftige Strahlung des Bogenlichtes, am . besten des 

 Bogens, der sich zwischen sog. Eisenkohlen bildet, wird durch das 

 sog. WooDSche Filter geschickt, welches alle langwelligen und fast 

 alle sichtbaren Strahlen absorbiert. In einer Doppelkuvette aus 

 Jenaer Blau- Uviol- Glas sind Flüssigkeiten von CuSO^ und Nitroso- 

 Dimethyl- Anilin enthalten. Die Optik bis zum Deckglase exkl. muß 

 aus Quarz bestehen, von hier ab kommt zur Beobachtung gewöhnliche 

 Optik zur Anwendung. Besonders elegant — hauptsächlich mehr für 

 physikalische als mikroskopische Zwecke — hat Zeiss das Instru- 

 mentarium gestaltet, indem die Absorption des sichtbaren Lichtes zum 

 Teil durch Flüssigkeitskondensoren aus U-V -durchlässigen Gläsern 

 bewirkt wird. Dieser Konstruktion sehr ähnlich ist die von Leitz 

 neuerdings getroffene Herstellung, welche wir in Abbildung 15 ab- 

 bilden. Ein weiterer Koraentar ist unnötig. Erwähnt mag werden, 

 daß beide Apparate in einfachster Weise auch mikroskopische Be- 

 obachtung von Fluoreszenzerscheinungen gestatten, wenn das U-V-Licht 



