480 Apathy: Neuere Beiträge zur Schneidetechnik. XXIX, 4. 



Auf Beschaf fenh eit und Stellung des Messers kann ich hier 

 nicht weiter eingehen. Beide habe ich seinerzeit ausführlich (Über 

 die Bedeutung des Messerhalters in der Mikrotoraie, Sitzungsber. 

 Med. Naturw. Sektion d. Siebenbürg. Museumvereins. II. Naturw. 

 Abt., Jahrg. XXII, 1897, Revue: p. 11—48, Tfl. II. — Außerdem: 

 Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. Bd. XIV, 1897, p. 157 — 174) besprochen, 

 deshalb beschränke ich mich auf wenige Bemerkungen. Ich kenne 

 keine Fabrik und keinen Schleifer von Beruf, der mir meine Mikrotom- 

 messer in einer mich befriedigenden Weise herstellen würde. Des- 

 halb schleife ich mir selbst meine Messer , wozu ich eine eigene 

 rotierende Scheibe mit gleichzeitiger Hin- und Herbewegung des 

 Messers in der Richtung der Schneide und genauer Einstellung des 

 Winkels für die Schneidenfacetten konstruiert habe. Die Scheibe 

 besteht aus Spiegelglas, und als Schleifpulver benutze ich nur Wiener 

 Kalk , für die letzten Striche aus freier Hand auf einer besonderen 

 Spiegelglasplatte Diamantine („pour franchir"). Auf meiner Scheibe 

 sind die Schneidenfacetten sehr rasch fertig geschliffen, spiegelnd, 

 ohne Streifen, und die Schneidenlinie, bei lOOfacher Vergrößerung 

 betrachtet, wie mit dem Lineal gezogen. Bei dieser Vergrößerung 

 eben noch sichtbare , feine , dicht und gleichmäßig angeordnete 

 Zähnchen müssen durch die letzten Züge aus freier Hand in die 

 Schneidenlinie gebracht werden. Fehlen diese Zähnchen, so drückt 

 das Messer den Schnitt zusammen, und sind sie zu tief ein- 

 geschnitten, so zerfällt ein dünner Schnitt in Streifen, wie darauf 

 zuerst J. W. Moll (Das Mikrotom Reinhold- Giltay : Zeitschr. f. 

 wiss. Mikrosk. Bd. IX, 1892, p. 445—465, auf p. 457—458) auf- 

 merksam gemacht hat^. Für die letzten Züge setzt man dem Messer 

 einen Rücken an , welcher genau dem Winkel entspricht , den die 

 untere und obere Schneidenfacette mit der entsprechenden Messerfläche 

 bildet. Bei einem gewöhnlichen, noch guten Mikrotommesser (30 mm 

 Breite , 7 mm Rückendicke) sind die Winkel : a) Außenwinkel der 

 planen unteren Messerfläche und der unteren Schneidenfacette 6^: 

 unterer Facettenwinkel; ß) Außenwinkel der oberen Messer- 

 fläche und der oberen Schneidenfacette je nach der Konkavität 



^) Diesen Gegenstand behandelt viel später Ch. Funck (Zeitschr. f. 

 wiss. Mikrosk. Bd. XXVII, 1910, p. 75 — 91), ohne etwas von den früheren 

 Arbeiten auf dem Gebiete zu wissen. Um den Winkel der Schneidenfacetten 

 bekümmert er sich gar nicht. Die Firma Jung in Heidelberg war so freund- 

 lich, mir zwei nach Funck abgezogene Messer zu schicken. Ich konnte 

 sie nicht brauchen, so sehr drücken sie den Schnitt zusammen. 



