514 Apäthy: Neuere Beiträge zur Schneidetechnik. XXIX, 4, 



sehr bewährt, sie werden auch in anderen Instituten vielfach ver- 

 wendet. Arlens Kappers wollte sie noch verbessern (s. Zeitschr. 

 f. wiss. Mikrosk. Bd. XXI, 1904, p. 185—188), hat sie aber etwas 

 unbequemer gemacht. Indessen haben sie die Verbreitung, die sie 

 verdienen , nicht erlangt. Das mag daran liegen , daß ihre Be- 

 schreibung in den Berichten des 5. internationalen Zoologenkongresses 

 zu Berlin 1901 (p. 277 ff.) erschienen ist. Hier habe ich auch andere, 

 sehr einfache Methoden des Behandeins von mehreren Objektträgern 

 in einem Gefäß und des Übertragens von mehreren auf einmal an- 

 gegeben , wozu gar keine besonderen Instrumente und Gefäße not- 

 wendig sind. Etwas später habe ich auf der Anatomenversammlung 

 in Liege 1902 ein noch einfacheres Verfahren demonstriert. Dieses 

 will ich hier kurz schildern. 



Es handelt sich um kleine Glasschwimmer, dünnwandige Glas- 

 röhrchen , so lang , wie die Objektträger breit sind , an beiden 

 Enden zugeschmolzen. Sie müssen auf den leichtesten Flüssigkeiten, 

 die wir bei Behandlung unserer Schnitte zu benutzen pflegen, also 

 z. B. auf Ätlier schwimmen. Ich habe solche von 1, 2 und 3 mm 

 Durchmesser, je nachdem ich mehrere oder wenigere Objektträger 

 in einem Gefäß behandeln will. Stets lasse ich in jedem Tubus 

 meiner Tubenreihe einige dickere schwimmen, damit ich wenn immer 

 6 oder 8 Objektträger auf einmal hineinstellen kann. Natürlich 

 müssen die Objektträger einzeln oder zu zweien mit dem Rücken 

 aneinander gelegt befördert werden. Im letzteren Fall genügen 

 3 Schwimmer für 8 Objektträger. Meist ziehe ich es vor, die Objekt- 

 träger nicht zu zweien zusammenzulegen ; dann benutze ich die 

 dünneren Schwimmer. Auch mit diesen gehen mindestens 12 bis 

 14 Objektträger in einen Tubus von 32 bis 34 mm innerer Lichte, 

 wie ich sie (90 mm hoch, mit einer Glasscheibe mit eingeschliffener 

 Ringfurche als Deckel) für meine Tubenreihen benutze (s. in den 

 Verh. 5. intern. Zool.- Kongr. p. 273). Da die Schwimmer die Objekt- 

 träger auseinanderhalten sollen , so muß das Niveau der Flüssigkeit 

 natürlich niedriger stehen, etwa um 10 mm, als das obere Ende des 

 hineingestellten Objektträgers. Mit jedem eingelegten Objektträger 

 steigt das Niveau der Flüssigkeit. Bei 2 bis 3 Objektträgern macht 

 das nichts aus. Stellt man indessen mehr Objektträger ein, so muß 

 man mit einer Pipette stets etwas Flüssigkeit absaugen. Für die 

 Flüssigkeiten , die irgendeinen Wert haben , sei also die Tubenreihe 

 doppelt bestellt, mit je einem Reservetubus, wo die zuviel gewordene 

 Flüssigkeit untergebracht wird , um nachher wieder zurückgegossen 



