532 liomeis: Ein verbesserter Kulturapparat für Explantate. XXIX, 4. 



Anläßlich verschiedener Untersuchungen an überlebenden Ge- 

 weben benutzte ich auch diesen von Burrows sehr sinnreich er- 

 dachten Apparat. Dabei stellten sich jedoch ein paar kleine Mängel 

 heraus, welchen ich abzuhelfen versuchte. Durch die nachfolgende 

 kurze Beschreibung soll der vielleicht in mancher Hinsicht verbesserte 

 Apparat dem allgemeinen Gebrauch übergeben werden. — 



Als Nachteil des Burrows sehen Modells erwies sich vor allem 

 die schwere Sterilisierbarkeit der Beobachtungskammer. Burrows 

 verfertigt einen Teil derselben aus Kork, den er in heißem Paraffin 

 sterilisiert. Nun läßt sich aber Kork nur sehr schwer völlig steril 

 bekommen. Weiterhin erhöhen die Manii)ulatiouen, die man nach 

 dem Sterilisieren beim Zusammensetzen der einzelnen Apparatteile 

 vornehmen muß, die Gefahr der Infizierung mit Bakterien erheblich. 

 Daher suchte ich einmal die Korkkammer durch eine Glaskammer 

 zu ersetzen und ferner den ganzen Apparat aus einem Stück zu 

 konstruieren. — 



Figur 1 zeigt den Apparat im medianen Längsschnitt, Figur 2 im 

 Flachschnitt. Die Lage der Schnittrichtungen ist aus den gestrichelten 

 Linien u — v, bzw. iv — x ersichtlich. Figur la ist Längsschnitt durch 

 y — z , Figur 1 b durch y^ — x^. Alle über oder unter der Schnittlinie 

 liegenden Teile sind hell gezeichnet oder punktiert. Wie bei dem Bur- 

 rows sehen Apparat wird die Nährtlüssigkeit in ein längliches Reservoir 

 (d) gebracht. Das Füllen erfolgt mittels steriler Pipette vom Ansatz- 

 rohr (b) aus. Um eine Verunreinigung desselben durch das nach- 

 folgende Aufstülpen des Gummischlauches zu verhüten , ließ ich auf 

 das Ansatzrohr ein rechtwinklig gebogenes Verbindungsstück (c) auf- 

 schleifen. Vom Boden des Reservoirs (a) führt ein unten halbkreis- 

 förmiges, oben zweimal rechtwinklig gebogenes Steigrohr (d) zu dem 

 Auffangzylinder (e). Bei den Versuchen stellte es sich als zweck- 

 mäßig heraus, das Lumen dieses Steigrohres ziemlich eng zu nehmen. 

 Die im Zylinder endigende Spitze ist lang und fein ausgezogen. 

 Die Flüssigkeit tropft aus ihr herab auf den Boden des Zylinders. 

 Etwas über demselben befindet sich die Einmündungssteile der Ver- 

 bindungsröhre (/") , welche zur Beobachtungskammer (g) fülirt. Im 

 Gegensatz zu Burrows habe ich die Röhre nur ganz leicht und 

 allmählich in einem nach oben stumpfen Winkel gebogen, weil da- 

 durch das Einschieben des Fadens bedeutend erleichtert wird. 

 Zwischen Auffangzylinder und Beobachtungskammer läuft ferner noch 

 das Druckregulierungsrohr (Jf). Der innerhalb des Zylinders ge- 

 legene Teil desselben zieht als feines Röhrchen bis hart an die Kuppe 



