538 V. Wieser: Durchspülungsapparat zur Fixierung ganzer Tiere. XXIX, 4. 



Flüssigkeit unten abfließt. Die letzte Bedingung, das Objekt während 

 der Durchspülung auf Körpertemperatur zu erhalten , wird dadurch 

 erreicht, daß der Injektionstisch fortwährend mit warmem Wasser 

 überspült wird. Dieser besteht aus einem Eisengestell, das statt der 

 Platte eine Porzellanschale von 60x60X10 cm mit Auslauf trägt. 

 In diese Schale ist eine Glasplatte von 50 X 50 cm auf 5 cm hohen 

 Füßen eingesetzt. Dadurch, daß diese Platte schief steht und mit 

 warmem Wasser aus einem danebenstehenden Warmwasserapparat 

 überspült wird, werden die Koagula und die abfließende Konservierungs- 

 flüssigkeit weggeschwemmt und gleichzeitig das Objekt warm gehalten. 

 Die Durchspüluug spielt sich in folgender Weise ab : Die 

 MARRiOTSche Flasche MF wird mit Ringer -Locke scher Lösung, die 

 Flasche M' F' mit Konservierungsflüssigkeit gefüllt. Die Glasröhren 

 GL und G' V der MARRiOTSchen Flaschen werden auf gleiche Längen 

 gebracht und die Gummistöpsel GU und G' U' geschlossen. Sodann 

 wird der Vorwärmer VW mit Wasser, das etwas wärmer als die 

 Körpertemperatur des betreffenden Objektes ist, gefüllt, der Mikro- 

 brenner angezündet und seine Flamme auf die richtige Größe ge- 

 stellt, um das Wasser im Vorwärmer auf der gleichen Temperatur 

 zu erhalten. Die Temperatur des W^assers darf aber auf keinen 

 Fall mehr als 42*^ C betragen, da sich sonst die Ringer -Locke sehe 

 Flüssigkeit zersetzen würde. Die Temperatur kann man auf einem 

 im Vorwärmer angebrachten Thermometer T ablesen. Nun wird 

 das Grundbrett auf die gewünschte Höhe eingestellt und die Hähne ü 

 und F geöff"net. Mittels einer an der Führungsschiene angebrachten 

 Skala kann man die Druckhöhe genau bestimmen. Handelt es sich 

 um besonders feine Bestimmungen, so ist es von Vorteil, einen 

 DifFerentialmanometer und einen zweiten Thermometer knapp vor 

 der Kanüle einzuschalten. Die Luftabfangvorrichtung wird etwa bis 

 zur Hälfte mit Flüssigkeit gefüllt, dann der Hahn F geschlossen. 

 Ist der Apparat nun soweit vorbereitet, so wird das zu durch- 

 spülende Tier getötet, Sternum und Pericard gespalten, mit einer 

 Schere je ein kleiner Einstich in den linken und rechten Ventrikel 

 gemacht. Jetzt öff"net man den Hahn G und führt, während die 

 Flüssigkeit ausströmt, die Kanüle in den linken Ventrikel ein. Es 

 ist notwendig das Einführen der Kanüle bei offenem Hahn zu machen, 

 da sonst die in dem Verbindungsschlauch oder in der Kanüle befind- 

 liche Luft mitgerissen würde. Ist das Blut genügend ausgewaschen, 

 so schließt man den Hahn ü und öff"net den Hahn IF . Nun strömt 

 sehr schnell Konservierungsflüssigkeit ein. 



