544 Salkind: Zur Vereinfachung der histologischen Technik, XXIX, 4. 



und Abschrauben, zwingen zweitens zum Unterbrechen des Mikro- 

 skopierens, drittens springt oft das Deckglas, oder wird aus Unvor- 

 sichtigkeit oder zwecks Neuanfärbung des Präparats verschoben oder 

 abgenommen ... Die kleine Vorrichtung, die ich hier beschreibe, 

 erlaubt es den Objektträger — mit dem das aufgeklebte 

 Präparat eins ist — während des Mikroskopierens rasch zu 

 markieren. 



Es besteht wesentlich aus einer kleinen Glasscheibe (rundes 

 Deckglas) vom Diameter des Kondensors, welches mit einem auf- 

 gekitteten Ebonit -(Kork-) Ring verseben ist, derart, daß es sich 

 zentriert dem Kondensor aufsetzen läßt. Das Zentrum der Sclieibe 

 wird ein für allemal gemerkt. Setzt man auf diese Zentrumstelle 

 einen kleinen Tropfen Zedernöl (mit Karminpulver angerührt) — so 

 wird dieser Tropfen, wenn man den Kondensor hebt, den Objekt- 

 träger von unten berühren und daran haften bleiben, — gerade an 

 der Stelle, welche man inzwischen durchs Mikroskop beobachtet. 

 Später nimmt man den Objektträger vom Mikroskoptisch fort und 

 bezeichnet die markierten Stellen definitiv mit einem Diamant. 



Außer dieser kleinen Vorrichtung, die sich auch jeder selbst 

 anfertigen kann, wird auf meinen Vorschlag von der Firma Carl Zeiss 

 in Jena ein komplizierterer, aber auch bequemerer automatisch 

 markierender Kondensor gebaut : hier ist dem Kondensor vom Hause 

 aus eine Haube angebracht worden, deren Diamantspitzen, durch 

 einen Hebel in Bewegung gesetzt, dem Objektträger konzentrische 

 Kreise um den Observationspunkt herum beibringen. 



Zum Auffinden der markierten Stellen hat man natürlich bei 

 schwacher Vergrößerung auf die Unterseite des Objektträgers ein- 

 zustellen. 



[Eingegangen am 26. Dezember 1912.] 



