552 Kabsch: Zur Paraffintechnik. XXIX, 4. 



Das Thermometer funktioniert so, daß schon bei einem Viertel- 

 grad Erhöhung oder Erniedrigung das Relais in Tätigkeit tritt. Auf 

 der Abbildung ist zu oberst noch ein Halter mit einem Glasthermo- 

 meter zu sehen : er dient zur Kontrolle der Temperatur im Kasten 5 

 denn nur zwischen den Schenkeln des U-förmigen Thermometers 

 entspricht die Temperatur den auf der Trommel angezeigten Graden. 

 In den Ecken des Kastens, da wo das Glas mit dem Paraffin steht, 

 ist die Temperatur niedriger; weil durch die Flächen des Kasten- 

 winkels sowohl als auch durch das Glas selbst mehr Wärme nach 

 außen abgegeben wird. Deshalb benutzte ich die Trommel vorläutig 

 nur zur approximativen Einstellung: erst wenn die Temperatur im 

 Paraffinglase konstant bleibt, stelle ich die Trommel definitiv ein. 

 Es wird das einige Grade höher sein müssen als anfangs, wenn man 

 die beabsichtigte Temperatur im Paraffin erreichen will. 



Sind die Kontakte am Thermometer sowohl als am Relais sauber, 

 so funktioniert der Apparat tadellos Tag und Nacht ohne Unter- 

 brechung und in regelmäßigen Zwischenräumen ertönt das Klippklapp 

 des angezogenen oder abgestoßenen Anker des Magneten. Ist das 

 Geräusch ein Schnurren, so sind die Kontakte am Thermometer oder 

 am Relais unsauber und müssen gereinigt werden. Auch wenn 

 nach einiger Zeit die Temperatur sich nicht mehr genau wieder einstellt, 

 ist verkohltes Paraffiuöl schuld; denn das Öl steigt ähnlich wie 

 Petroleum an den Stäben des Thermometers in die Höhe und verun- 

 reinigt die Kontakte am Kopfe des Thermometers. Sie müssen dann 

 mit einem Pinsel und Benzin gereinigt werden, eventuell, wenn sie 

 stark verkohlt sind, mit einer Drahtbürste abgebürstet werden. Da- 

 bei muß man sich freilich in acht nehmen, daß man die dünnen 

 Platinbeläge nicht abreißt. 



Der Preis für das Paraffinbad beträgt etwa 100 Mk. , für den 

 Messerheizkörper nebst Rheostadt 30 Mk. 



[Eingegangen am 10. November 1912.] 



