XXIX, 4. Metz: Der aplanatische und achromatische Kondensor. 553 



[Aus den optischen Werken von E. Leitz in Wetzlar.] 



Der aplanatische und achromatische Kondensor. 



Von 

 C. Metz 



in Wetzlar. 



Hierzu sieben Textabbildungen. 



Einen für gewöhnliche Beobachtungen am Mikroskop im Hell- 

 feld verwendbaren Linsenkondensor auch für Beobachtungen im 

 Dunkelfeld benutzen zu können, gab den Anlaß zur Konstruktion 

 eines aplanatischen und achromatischen Kondensors. Bei einem ge- 

 wöhnlichen, aus drei einfachen Linsen zusammengesetzten Kondensor 

 von der num. Ap. 1*40, der weder sphärische noch chromatische 

 Korrektion besitzt, aber schon Dunkelfeldbeobachtungen ermöglicht, 

 machen sich störende Farbenerscheinungen infolge des Mangels der 

 chromatischen Korrektion geltend. Eine gute chromatische Korrek- 

 tion war imstande, diesen Mangel zu beseitigen ; aber ein nur chro- 

 matisch korrigierter Kondensor hätte die Konkurrenz mit den auch 

 sphärisch vorzüglich korrigierten Spiegelkondensoren nicht auf- 

 nehmen können , wenn er nicht auch diese Korrektion in möglichst 

 gleich hohem Maße aufwies. Es war ins Auge gefaßt, eine solche 

 sphärische Korrektion zu erreichen , wie sie der von Leitz zuerst 

 eingeführte Reflexkondensor, bei dem sich die Reflexion an zwei 

 spiegelnden Flächen vollzieht, aufweist. 



Der schon 1907 bis 1908 errechnete Linsenkondensor hat neuer- 

 dings eine nochmalige wesentliche Verbesserung in der sphärischen 

 Korrektion erfahren. 



In den weitaus meisten Fällen kommen Objekte in wässeriger 

 Lösung, deren Brechungsindex den des Wassers von 1'33 kaum 

 übersteigt, im Dunkelfeld zur Untersuchung. Strahlen, deren Apertur 

 größer ist als der Brechungsindex der Einbettungsflüssigkeit, werden 

 an der Flüssigkeit, wie eine Rechnung leicht zeigt, total reflektiert 



