XXIX, 4. Metz: Der aplanatische und achromatische Kondensor. 557 



werden noch die mit den Zahlen 1*0, l'l und 1"2 versehenen losen 

 Scheiben beigegeben ; diese besitzen in der Mitte ein Loch nnd 

 werden auf dem Zäpfchen in der Mitte der Scheibe 0*85 aufgedrückt, 

 wenn sie an deren Stelle treten sollen. Sie blen- 

 den die Beleuchtungskegel bis zur Apertur 1*0, 

 bzw. 1*1 und 1*2 ab und werden gebraucht, wenn 

 zur Beobachtung Objektive von der Apertur 1*0 Ver- 

 wendung finden; es sind dies die Ölimmersionen, 

 welche in der Art zur Beobachtung im Dunkelfeld 

 eingerichtet werden , daß man das, das Objektiv 

 fassende vernickelte Objektivteil von seinem Ver- 

 bindungsstück abschraubt und letzteres durch ein 

 mit einem Trichter versehenes Zwischenstück er- 

 setzt (s. Abb. 5). Der als Blende wirkende Trichter 

 blendet alle Strahlen, deren Apertur 1*0 über- 

 schreitet , ab. Aber selbst bei Trockensystemen 

 empfiehlt es sich meist, wenn man ein tief dunkles 5^ 



Feld erhalten will , eine größere Zentralblende 

 anzuwenden. In den meisten Fällen reicht die mit 1"0 bezeichnete 

 ans. Besonders zu empfehlen sind zur Beobachtung im Dunkelfeld die 



6. 



farbenreiner korrigierten Objektive, die Fluoritsysteme und Apochro- 

 mate , da der als sekundäres Spektrum bezeichnete Farbenrest der 

 Achromate sich im Dunkelfeld viel störender geltend macht, als bei 

 gewöhnlicher Beobachtung. 



