560 Metz: Der aplanatische und achromatische Kondensor. XXIX, 4. 



Der aplanatische und achromatische Kondensor 



als Apertometer. 



Der aplanatische und achromatische Kondensor besitzt noch eine 

 weitere wertvolle Eigenschaft : er läßt sich als Apertometer benutzen. 

 Die optischen Gesetze, auf denen diese Eigenschaft des Kondensors 

 beruht, sollen kurz dargelegt werden. 



Die Irisblende befindet sich nahe der unteren Brennebene des 

 Kondensors, dadurch rückt das von dem Kondensor entworfene Bild 

 der Irisblende fast ins Unendliche. Von diesem Bild entwirft das 

 Objektiv ein weiteres Bild nahe seinem hinteren Brennpunkt, der in 

 der Nähe der äußeren Linsenfläche des Objektivs liegt, welche dem 

 Okular zugekehrt ist. Die Strahlen eines parallel zur optischen 

 Achse des Instruments in den Kondensor ehitretenden Lichtbündels 

 vereinigen sich in dem vorderen Brennpunkt des Kondensors ; da 

 dieser mit dem unteren Brennpunkt des Objektivs bei der Einstellung 

 nahezu zusammenfällt, so verläßt der von dem Brennpunkt des 

 Objektivs ausgehende Lichtkegel die hintere Brennebene als fast 

 paralleles Bündel. 



Die Basis dieses Lichtkegels erscheint auf der hinteren Fläche 

 des Objektivs als helle Kreisfläche ; es kommen somit die Irisblende 

 und der Lichtkreis nahe derselben Ebene zur Erscheinung. Die 

 Größe des Lichtkreises ist von der Öffnung des Objektivs abhängig 

 und dieser Öffnungswinkel des Objektivs entspricht einem gleichen 

 Öffnungswinkel des Kondensors ; der Öffnungswinkel des Kondensors 

 ist aber wieder von der Öffnung der Irisblende abhängig. 



Aus der Öffnung der Irisblende wird die zugehörige Apertur 

 des Kondensors berechnet und mit dieser bekannten Größe die Öff- 

 nung des Objektivs bestimmt. Was den Kondensor noch besonders 

 zum Apertometer eignet, ist nicht nur der Umstand, daß die sphärische 

 und chromatische Korrektion erreicht ist, welche das Bild der Iris- 

 blende schärfer erscheinen läßt, als es ein gewöhnlicher Kondensor 

 vermag, sondern vor allem darin zu suchen, daß auch die Sinus- 



bedingung erfüllt ist. Es besteht somit die Gleichung ^^ = konstant. 



Bei parallelem Lichteinfall ist diese konstante Größe die Brennweite des 

 Kondensors selbst, h ist die halbe Öftnung der Irisblende und sin (p 

 ist bei Trockensystemen, n-s,m (p bei Immersionssystemen die Apertur 

 des Kondensors ; es ist also die Öffnung des Kondensors proportional 

 der numerischen Apertur des Kondensors und also auch des Objektivs. 



