XXIX, 4. Metz: Der aplanatische und achromatische Kondensor. 561 



Auf dieser Proportionalität der Größen beruht die Annehmlich- 

 keit, daß die Marken, welche die numerischen Aperturen 0*1, 0"2 

 bis l'o bezeichnen, auf dem Rand der Irisblende in gleichen Intervallen 

 erscheinen (s. Abbildung 7). Die Errechnung und Anbringung dieser 

 Aperturen ist also durch diese Eigenschaft sehr erleichert. Befindet 

 sich zwischen dem Objektiv und Kondensor ein Präparat, so bildet 

 der Austrittswinkel aus dem Kondensor cp auch wieder den Einfalls- 

 winkel ins Objektiv, d. h. die beiden, die Apertur des Kondensors 

 und Objektivs bestimmenden Winkel bleiben gleich, weil Objektträger, 

 Deckglas und Zwischenraum planparallele Platten vorstellen und so- 

 mit der Ein- und Austrittswinkel in diesen Zwischengliedern gleich 



7. 



bleibt, einerlei, aus welchen Medien diese Zwischenglieder bestehen, 

 solange die umgebenden Medien , also im vorliegenden Falle Luft, 

 Wasser und Öl, gleich bleiben. 



Die Bestimmung der Apertur geschieht in folgender Weise : 

 Man stellt das Objektiv in gewohnter Weise bei diffusem Licht und 

 mit Planspiegel auf ein Präparat ein, dann entfernt man das Okular 

 und beobachtet, indem man das Auge unmittelbar über den Tubus 

 bringt, den Lichtkreis auf der Hinterfläche des Objektivs und öffnet 

 die Irisblende, deren Bild hier ebenfalls erscheint, bis ihre Öffnung 

 sich mit dem Lichtkreis der Hinterfläche der Linse deckt. 



Es bleibt noch übrig, einige Worte über den Wert, den der 

 Kondensor mit der Aperturteilung bieten kann, zu sagen. Um den 

 Kondensor als Apertometer verwendbar zu machen, bedarf es nur 

 der entsprechenden Teilung und Markierung der Irisblende. Ein 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXIX, 4. 36 



