562 Metz: Der aplanatische und achromatische Kondensor. XXIX, 4. 



billigerer und einfacherer Apparat dürfte wohl kaum denkbar sein 

 und die Bestimmungsinethoden können dem Mikroskopiker nicht die 

 geringste Schwierigkeit bieten. Die Genauigkeit der Resultate, welche 

 der Apparat gibt , ist für die Praxis vollständig ausreichend. Eine 

 Abweichung der mit vorliegendem Apparat gemessenen Apertur des 

 Objektivs von ihrem absoluten Wert, der sich nur durch sehr präzise 

 Apparate genau feststellen läßt , ist nicht ausreichend , um Unter- 

 schiede in der Helligkeit und Auflösung des Objektivs erkennen zu 

 lassen. Und diese Abweichungen sind dieselben , welche sich bei 

 gleichartigen Objektiven in ihrer praktischen Ausführung nicht um- 

 gehen lassen infolge geringer Verschiedenheiten in den Dicken, Ab- 

 ständen und Fassungen der Linsen. Die Möglichkeit aber, zu jeder 

 Zeit leicht die Apertur eines Objektivs mit praktisch hinreichender 

 Genauigkeit feststellen zu können, dürfte gar nicht den Hauptzweck, 

 den der Apparat zu erfüllen vermag , darstellen ; wichtiger möchte 

 es sein, daß die Einrichtung es ermöglicht, jederzeit zahlenmäßig 

 zu ermitteln , welche Apertur bei einer Beobachtung zur Wirkung 

 kommt und das beste Resultat ergibt. Welche Bedeutung der richtigen 

 Wahl der Apertur des Kondensors und Objektivs aber zukommt, ist 

 hinlänglich bekannt , und wie verschieden die Wirkung sein kann, 

 dafür sei nur erinnert an Robert Kochs Strukturbild und Farben- 

 bild, die bei sonst optisch gleichen Bedingungen, ersteres bei be- 

 schränkter Apertur des Kondensors zur Erzielung feinerer Strukturen 

 ungefärbter Präparate, letzteres bei vollem Kondensor zum Zweck 

 der deutlicheren Hervorhebung gefärbter Bakterien zustande kommt. 



Solche Bestimmungen, die man findet, daß man für diese oder 

 jene Untersuchungen ^/g, -^/g, ^s ^^^"^' Öffnung des Kondensors be- 

 nötige , und welche zu unbestimmt sind und für Kondensoren ver- 

 schiedener Aperturen, wie sie im Gebrauch sind, gar nicht stimmen 

 können, wird man bei der neuen Einrichtung umgehen. 



Man wird in Zukunft nicht entbehren können , bei der Be- 

 schreibung mikroskopischer Beobachtungen, bei Projektionen und 

 photographischen Aufnahmen, neben der Angabe des optischen 

 Apparats , der Vergrößerung , der Beleuchtung , der Exposition und 

 ähnlicher Angaben auch die Apertur des Kondensors zu bemerken, 

 welche bei dem Vorgang zur Verwendung kam und welche an dem 

 Index der Irisblende ohne weiteres abgelesen werden kann. 



[Eingegangen am 10. .Januar 1913.] 



