582 Referate. XXIX, 4. 



Ammonium, welches Verfahren übrigens auch noch zur Klarstellung 

 anderer Details benutzt wurde. Außerdem kam die übliche Schnitt- 

 methode noch zur Verwendung. Gefärbt wurde in diesem Fall mit 

 Hämatoxylin und Eosin oder Orange , mit Safranin und Lichtgrün, 

 mit Eisenhämatoxylin nach Heidenhain und Bordeaux R. Zur 

 Untersuchung der phagocytären und Sekretionsorgane dienten Tusch- 

 und Karmininjektion und Tinktion mit ammoniakalischem Karmin. 



E. Schoebel (Neapel). 



B. Wirbeltiere. 



Bürker, K., Über weitere Verbesserungen der Methode 

 zur Zählung roter Blutkörperchen nebst einigen 

 Zählresultaten (Pflügers Arch. Bd. CXLII, 1911, H. 7, 

 8, p. 337—371 m. 4 Textfigg. u. 1 Tfl.). 

 Verf. teilt eingehend weitere Verbesserungen der Blutkörperchen- 

 zählmethode mit, es handelt sich dabei hauptsächlich um das Folgende : 

 Die Methode zur Zählung roter Blutkörperchen konnte durch Benutzung 

 getrennter Pipetten zur Abmessung der Verdünnungsflüssigkeit und 

 des Blutes an Stelle der bisher üblichen Mischpipette verbessert 

 werden. Die Mischung von Blut und Verdünnungstlüssigkeit geschieht 

 einwandsfrei in besonderen Glaskölbchen , in welchen das verdünnte 

 Blut tagelang zur Zählung geeignet bleibt. Die Übertragung des 

 verdünnten Blutes in die Zählkammer wird mit relativ weiten Glas- 

 pipetten vorgenommen, welche mit Gummikäppcheu versehen sind. 

 Es ist nicht erforderlich, die Pipetten, um eine Benetzung und damit 

 Adhäsion der roten Blutkörperchen zu vermeiden, innen mit Paraffin 

 zu überziehen. An der Zählkammer sind die Klammern zum An- 

 drücken des Deckglases nicht mehr in die Bohrlöcher der Glasplatte 

 selbst , sondern in eingekittete Metallager eingefügt worden , was 

 sich bewährt hat. Der Rand des Deckglases soll dort , wo das 

 verdünnte Blut durch Kapillarität in den Zählraum eindringt , ab- 

 gerundet und poliert sein. Die Anforderungen , welche an die Ver- 

 dünnungsflüssigkeit gestellt werden müssen, nämlich, daß sie die 

 roten Blutkörperchen gut konserviert und nicht zu viskos ist, daß 

 sie keine zu geringe Dichte und keinen zu großen Brechungsexponenten 

 hat und daß sie endlich leicht aus dem Zählraum und den Pipetten 

 wieder entfernt werden kann und dabei haltbar ist, werden von der 

 Hayem sehen Lösung ziemlich gut erfüllt. Der Zusatz von Glyzerin 



