406 



mine en opérant, et il est facile de compientlre qu'on 

 puisse obtenir, toutes rapportées au-dessous d'un 

 plan commun à toutes les stations, les hauteurs ver- 

 ticales ou cotes déterminées par le niveau sur. la 

 mire, en remplaçant la graduation limitée de la mire 

 par une graduation illimitée, au moyen d'un ruban 

 métrique, par exemple, parce que ce ruban permet 

 de substituer, à volonté, une côte quelconque rap- 

 portée à vine côte prise sur la mire, ce qui opère de 

 suite la soustraction entre la côte rapportée et le 

 coup arrière, et que l'augmentation relative des 

 côtes suivantes s'obtient alors directement sur la mire. 

 La combinaison de ce ruban métrique avec la 

 mire, constitue un nouvel instrument appelé mire à 

 rapporteur, qui donne toutes rapportées au-dessous 

 d'un même plan de niveau, les côtes d'un nivelle- 

 ment quelconque, à mesure qu'on prend les côtes 

 avec le niveau '. 



DESCRIPTIOÎN . 



Une règle de 0™ 03G sur 0°i 03C de section, et de 2 

 à 3 mètres de longueur, graduée métriqucment de 

 bas en haut, forme la mire, f^/^o//- la planche. J 



Elle reçoit sur l'une de ses faces un ruban métrique 

 inextensible qui, prenant toute la longueur de la 

 règle, se ploie, à chaque extrémité, sur une petite 

 poulie transversale, et vient s'attacher et s'enrouler 

 derrière, sur deux axes tournant dans des colliers 

 fixés à la mire. 



Un voyant ordinaire en tôle, glisse le long de la 



< Voir pour plus de détail rinstruclion théorique et pratique que nous 

 avons publiée pour Tusage de la mire à rapporteur, et qui coutienl tous 

 les développements nécessaires pour faire comprendre le principe sur le- 

 quel repose cette nouvelle méthode de nivellement. 



