( 4.« ) 



Observations météorologiques faites a l'Observatoire de Paris. — Mars 1871. 

 I"^" Note sur les instruments météorologiques employés. 



n Les anciens instriiinenls, tliermomùties et baromètre, continuent à être observés dans 

 la position qui leur a été donnée par Arago. Les thermomètres sont placés à une hauteur 

 de 7 mètres au-dessus du sol de la cour et à i mètre environ du mur nord de la salle des 

 instruments méridiens. Ils sont abrités sous un toit composé de trois cônes de métal super- 

 posés à 7 centimètres l'un de l'autre. La cage qui les supporte reçoit l'action des ravons du 

 soleil levant pendant les mois d'été; mais elle forme écran et protège les instruments d'une 

 manière assez complète pour que la marche des températures observées n'en soit pas sensi- 

 blement affectée. Cette marche est, au contraire, influencée soit par les dimensions un peu 

 trop fortes des thermomètres, soit, surtout, par la proximité du mur de l'Observatoire. 



» Les nouveaux thermomètres sont placés dans une des pelouses du jardin, à une liauteur 

 de 2 mètres au-dessus du gazon, sous un toit de i mètre carré de surface, formé, en-dessous, 

 par un morceau de lustrine verte et, à 10 centimètres au-dessus, par une planche de bois 

 mince recouverte d'une toile, le tout peint en vert. La comparaison des thermomètres an- 

 ciens et nouveaux, du 16 au 3i mars, donne les résultats suivants : 



8h. m. gb. Midi. 3h. s. c h. ç,h. Minuit. Maxim. Hliiim. Moy. 



Nouveaux l\,-]'i 6,80 10,92 12, 5o 9.P0 7,^7 5,86 i3,o6 1,78 7, .'(2 



Anciens 4.7'' 6,5o 9,g-i 11, 3i 9,96 7,77 0,19 11, 56 2,66 7,61 



Différence... — o,o3 -ho,3o -(-1,00 -(-1,17 — 0,36 — o,3o —0,33 -(-i,5o — 0,88 +o,3i 



» Les thermomètres anciens sont en retard sur les nouveaux pendant la période croissante 

 de la température et ils atteignent un maximum moins élevé. Ils descendent également moins 

 bas pendant la nuit. 



>) Pendant la seconde quiniaine de mars, la température moyenne déduite des maximum 

 et minimum fournis par les thermomètres anciens est de o",3 plus basse que celle fournie 

 par les thermomètres nouveaux. En examinant les détails, on voit que l'écart s'exagère quand 

 la marche générale de la température est croissante, et ([u'il s'affaiblit dans le cas contraire, 

 en sorte que l'influence du b.'ltiment se manifeste dans la varlalion thermométrique annuelle 

 comme dans la variation diurne. Les hausses et les baisses de la température se succédant 

 d'une manière irrégulière et changeante d'une année à une autre, la correction qu'il faudrait 

 faire subir aux moyennes déduites des ihernioniètres anciens pour en éliminer l'influence du 

 bâtiment varie aussi d'une année à une autre pour un même mois. Le mieux est donc de 

 n'en pas faire. D'ailleurs, la salle des instruments méridiens n'étant pas chauffée, doit pro- 

 duire sur les thermomètres voisins des effets tantôt positifs, tantôt négatifs, qui s'équilibrent 

 à la fin de l'année. 



» Les thermomètres destinés à donner la tcnipéralure du sol sont placés au milieu de la 

 même pelouse que les précédents. Cette partie du terrain reçoit les rayons solaires pendant 

 presr|ue toute la durée du jour. Aussi, malgré l'évaporation de l'eau et l'assimilaticm des 

 raydus solaires par le gazon, la température moyenne des huit <lerniers jours du mois de 

 mars est-elle de 9°, 84 pour le sol à o'",o2 de profondeur et de 8", 7 seulement pour l'air à 

 l'ombre. La différence serait encore plus marquée si l'on prenait la température de la sur- 

 face même du sol. 



— — I - r ff fî ^"ssï 



