( 533 ) 

 tesse telle qu'il soit difficile à constater? Nullemenf. Il est si élémentaire 

 que je n'ai même pas songé à recouvrir l'appareil d'iuie cloche pour le pré- 

 server des actions extérieures. Il n'est, par dessus tout, impressionnable 

 qu'aux actions fluidiques les plus diverses. Il ne reste plus qu'à déterminer 

 les conditions industrielles si nécessaires dans la science. 



» Le récipient extérieur peu» affecter une forme variée à condition que 

 la circonférence à la base du cylindre corresponde à une partie évasée, et 

 que cette base soit proche du fond, parce que la partie plane de ce dernier 

 tend, comme dans les angles triédres, à modifier les déviations causées par 

 des influences latérales. La surface intérieure du vase doit avoir une cou- 

 verte, c'est-à-dire une substance très-unie pour n'être point, par un frot- 

 tement difficile, une cause d'arrêt accidentel. 



» Si, dans ces conditions, l'instrument fournissait une fausse indication, 

 il suffirait pour la rectifier de diminuer ou d'augmenter le volume de l'eau, 

 et quelque fois de relever, plus rarement d'abaisser la suspension. 



» Enfin, la dimension industrielle minimum do l'appareil comporte les 

 conditions suivant**?. Le cylindre, à parois unies, peut présenter par sa 

 hauteur une forme légèrement aplatie, avoir, en un mot, lui diamètre plus 

 grand que sa hauteur; mais il ne faut guère que la différence dépasse un 

 dixième. Cette modification est cependant commandée foutes les fois que le 

 récipient extérieur n'est pas suffisamment profond. Le diamètre du cylindre 

 ne doit pas avoir moins de 7 centimètres. Le lest peut être quelconque. 

 Quant au diamètre du vase externe, pris à fleur d'eau, il peut n'avoir que 

 trois fois et demie la longueur de celui du cylindre. 



» Tels sont les traits principaux de cet appareil auquel je propose de 

 donner le nom de boussole générale, parce qu'il convient également aux 

 corps magnétiques et diamagnétiques, et qu'il prend une direction inter- 

 médiaire entre ces deux espèces de corps. 



» Comme je ne puis faire marcher I appareil d'iuie manière improvisée, 

 puisqu'il s'agit d'un récipient exhausKé, vulgairement appelé suspension, je 

 me mets à la disposition des Commissaires que l'Académie a bien voulu 

 nommer, et de tous ceux qui voudront se rendre un compte exact du phé- 

 nomène. 



» Si l'on m'objecte la difficulté d'apprécier le fait signalé, en raison de 

 l'élévation de l'appareil, dans une construction qui ne serait pas spéciale, 

 et surtout avec les récipients que possède actuellement le commerce, je ré- 

 pondrai qu'd faut se donner un peu de peine pour surprendre la nature 

 sur le fait. 



