CLASSE DES SCIENCES. 27 



Iloureusement, le recuit offre un moyen d'attenuer, autant 

 qu'on veut, cet to cause d'erreur ; il est certain, par exemple , 

 que le thermometre n° VIII (l er tableau ) , resterait main- 

 tenant 3 heures dans un bain a ViO sans varier d'un 

 dcgre. 



En se servant des thermometres, on les recuit en partie, 

 ct plus les uns que les autres ; cette inegalite de recuit est 

 encore une cause d'erreur, parce qifelle les empeche 

 d'etre comparables ; places dans les memes circonstances, 

 ils donnent des indications differ entes. Par exemple , les 

 thermometres XIII et XIV, faits du meme tube, et places 

 dans des circonstances identiques , sont en disaccord de 

 12°, parce que l'un est recuit et que l'autre ne Test pas. 

 II faudrait qu"il entrat dans la fabrication du thermometre, 

 de leur donner un recuit complet , connne on le fait pour 

 tons les vases deverreou de cristal ; un recuit de 24 heures 

 dans un bain a 450° serait sans doute suffisant. 



II est vrai que , dans l'usage qu'on fait des thermometres , 

 on detruirait quelquefois une partie du recuit par des 

 changements brusques de temperature ; mais l'espece de 

 trempe qu'on leur donnerait ainsi, serait fort peu de chose 

 en comparaison de celle qui a lieu au moment oil le verre 

 fondu se solidiile au milieu d'un air froid. Les change- 

 ments brusques de temperature, lors de l'introduction du 

 mercure et de son ebullition dans le thermometre n°XIII, 

 n'ont pas , a beaucoup pres , detruit le recuit de 2 heures 

 qu'ilavait eprouve auparavant, puisque nousle voyons ne 

 varier que de 5° dans un cas oil un thermometre tout pa- 

 red, mais non recuit , varie de IT. 



Nous n'avons parte (pie de ['elevation du zero ; mais il 

 y a aussi son abaissement, qui a etc signale par M. Despretz , 

 et qu'on peut observer , par exemple, en tenant quelques 

 instants un thermometre dans l'eau bouillante , et en le 

 refroidissant un peu. brusquement. Le reservoir dilate par 



