•28 ACADEMIE DE ROUEN. 



la chaleur ne revient pas immediatement a scs dimensions 

 primitives ; sa capacity reste un pcu plus grande, de sortc 

 que le mercure ne montc pas aussi haut qu'auparavant , 

 quand on met l'instrument dans la glace fondante pour 

 determiner la position actuelle du zero. L'abaissement 

 peut aller a 3 ou h dixiemes de degr6; dans l'espace d'uii 

 niois a peu pres , le zero est remonte a la position pre- 

 miere. Ce phenomene paratt iitre , en petit , celui qui se 

 passe en grand lors de la construction du thermometre. 

 Si on chauffe le thermometre long- temps dans l'eau bouil- 

 lante , le zero se trouve remonte malgre le refroidissement 

 brusque qu'on viendrait a produire ; l'effetdu recuit, dans 

 ce cas, l'emporte sur l'effet de la trempe. Probablcment , 

 la combinaison des deux effets opposes est la cause prin- 

 cipale des irregularites qui ont ete signalees dans la marche 

 du zero, notamment par M. Pierre. II serait bon d'etudier 

 sur des thermometres completement recuits le pheno- 

 mene signalepar M. Despretz; il ne serait plus alors com- 

 plexe , puisque le zero ne tendrait plus a remonter. Et 

 comme, apres le recuit, les contractions et les dilatations 

 du verre seraient plus regulieres, peut-etre le reservoir 

 reviendrait-il plus exactement a ses dimensions primi- 

 tives, de sorte qu'on n'observerait plus d'abaissement 

 dans le zero. Ce sera un point a verifier. 



-=3fr 



