48 ACADEME 1>K ROUEN. 



qui , plongee dans les diverses couches du liquide, doit se 

 mettre, avec elles, on equilibrede chaleur, et nous per- 

 mettre, par suite, d'en estiraer la temperature. 



La description que je viens de dormer fait deja pres- 

 sentir le mode d'emploi de instrument. Onsait, d'apres 

 la connaissance des lois qui regissent les courants thermo- 

 electriques, que lorsque les deux soudures sont exacte- 

 ment a la meme temperature, les courants qui en emanent 

 sont egaux, desenscontraire, et neutralisent completement 

 lours effets ; I'aiguille du galvanometre doit alors rester 

 stationnaire. 



Lorsqu'au contraire les deux soudures sont inegalement 

 ohaudes , I'aiguille est deviee , et , d'apres son ecart maxi- 

 mum , on peut estimer, par la graduation prealable du 

 rheometre , la difference des temperatures. Or, comme 

 Tune d'elles est indiquee exactement par le thermometre 

 a mercure , il est facile d'en deduire la valeur de l'autre , 

 c'est-a-dire la temperature reelle de la couche de liquide 

 oil plonge la soudure. Mais, je l'ai deja dit , Messieurs , il 

 fallait a tout prix eviter la graduation toujours douteuse 

 du galvanometre. Voici comment je suis parvenu a m'en 

 affranchir : 



Au moment ou je veux faire une determination de tem- 

 perature dans un liquide calefie , j'echauffe avec une lampe 

 a alcool, le bain de mercure oil plongent h la fois le ther- 

 mometre et l'une des soudures. Lorsque je suppose que 

 la temperature du bain n'est pas tres eloignee de celle de 

 mon liquide , j'immerge dans celui-ci la deuxieme sou- 

 dure , et je fais aussitot passer le courant , en etablissant 

 le contact du fil de for avec celui du galvanometre. Le 

 sens de la deviation de I'aiguille aimantee m'indique si 

 le bain est plus chaud ou plus froid quo lo liquide ; s'il 



