CLASSE DES SCIENCES. tiy 



d'lme lunelte. Une mire portant des caracteres est fixee au 

 tube le plus large, et demeure immobile avec lui. Cette 

 mire est eclairee par une fenetre laterale pratiquee dans le 

 tube le plus etroit, qui est mobile ; ce dernier tube, parson 

 deplacement progressif , permet d'agrandir ou de diminuer 

 Touverture de la fenetre qui. en laissant passer des faisceaux 

 lumineux de diametres variables , permet a I'observateur 

 d'arriver dans chaque cas , et pour chaque lumi^re , a une 

 perception nette des caracteres traces sur la mire.L'eclaire- 

 ment de I'objet varie, d'ailleurs , avec la position de I'ou- 

 verture , suivant une loi simple a Taide de laquelle on a pu 

 tracer sur I'un des tubes de Tappareil une graduation qui 

 donne le rapport des intensites lumineuses. M. Nicod- 

 Delom destinait surtout son instrument a I'observation des 

 degres de lumiere de Patmosphere. 



M. Raymont a fait, un peu plus tard, une critique exacte 

 de la methode precedente. II fait observer , avec raison , 

 que la netiete avec laquelle un objet est aperQU , depend 

 moins de la quantite de lumiere dont cet objet est frappe , 

 que de sa distanced i'oeil; il propose, en consequence, de 

 modifier le photometre de M. Nicod-Delom, en rendantia 

 mire fixe a Textremite du tube mobile. Cette mire etant 

 ainsi toujours placee h la distance de la vue distincte , se 

 presenteraittoujours a I'observateur dans les menies condi- 

 tions de nettete. La fenetre doit etre pratiquee dans le tube 

 ext^rieur, afin d'eclairer par-dessous le diaphragme rendu 

 transparent. 



La , comme dans Tinstrument de M. Nicod-Delom , Te- 

 clairement dc Tobjet varierait avec la position de Touver- 

 ture, et suivant une loi tres simple. 



M. Quetelet , directeur de I'observatoire de Bruxelles , 

 est aussi I'inventeur de plusieurs instruments photome- 

 triques qui se tronvent decrits , soil dans les notes qui font 

 suite a sa traduclion de TOpfique d'Herschell , soif dans 



