130 ACA1)£.VIIE OE ROUEN. 



sensibiljtti dii pliotomMre. L'un des chiniistes les plus 

 distingnes do I'Angleterre , M. Graham, qui a hien voulu 

 nous fournir des reuseignemonts k ce sujet , blame avec 

 raison , dans rinstrument do M. Hulelt , ce deplacement 

 necessaire de la bougie , dont la llannne est constaumient 

 vacillanle dans Tair, et se trouve ainsi influencee d'unc ma- 

 niere variable dans sa faculte «;clairante. 



5" Photometre de M. Edge. 



Un numero du Journal de I'eclairayc au gaz, public en 

 Angleterre , en juin 1849, signale une autre disposition 

 photometriquc due a M Edge ; seulement la description que 

 renferme ce numero ne nous est connue que par un extrait 

 fort incomplet. 11 nous est done impossible de nous pro- 

 noacer d'une mauiere positive a son sujet. 



Le point essentiel qui distingue le nouvel appareil de 

 tout autre, dit Tauteur, c'est que le disque et la bougie sont 

 fixes a une distance invariable Tun de I'autre, arrangement 

 qui facilitc oonsiderablement le calcul qui doit suivre 

 chaque experience. 



En elfet , M. Edge adoplant une distance invariable de 

 dix pouces, de la lumiere type a I'ecran , il s'en suit que , 

 pour calculer les rapports des carres des distances du 

 gaz et de la bougie a cetecran, il suffira de former, par une 

 simple multiplication, le carre de la distance variable, et de 

 diviser le produit par 100, carre de la distance fixe 10 

 pouces. Le calcul se trouve ainsi ramene a une tres grande 

 simplicite. Mais ce que ne dit pas Textrait que nous posse- 

 dons, ot ce point aurait cependant une assez grande im- 

 portance, c'est de savoir lequel est mobile, ou du gaz, ou 

 du systeme commun de la bougie et de I'ecran. On voit , 

 en eflet, que le meme mode de calcul subsiste, que ce soil 

 le gaz qui varie seul de position, lo disque et la bougie 

 demeurant fixes, ou bien que ce soit I'inverse qui ail 

 lieu , le zero seul de la graduation changorait suivant 



