CLASSE DES SCIENCES. 131 



les cas, ce zero se trouvant correspondre, quand le gaz est 

 mobile, a Tecran fixe, et, dans le cas dii gaz invariable de 

 position, a la verticale passant par I'axe dii bee 



6° Photom^tre de M. King. 



M. Alfred King, ingenieur des gaz de Liverpool, est Tin- 

 venteur du photometre le plus employe aujourd'hui dans 

 les usines a gaz de PAngleterre. Nous connaissons son ap- 

 pareil d'une maniere tres complete , par un dessin et une 

 description detaillee qu'il a eu Tobligeance de nous en- 

 voyer. Pour montrer I'importance que Ton attache a la me- 

 thodede M. King, nous extrayons les lignes suivantes d'un 

 article insere dans le numero du 10 fevrier dernier, du 

 Journal du gaz de Teclairage. 



« Dans toutce qui concerne Temploi du photometre , la 

 « methode suivie par M. King, de Liverpool, semble non 

 « seulement la plus facile et la plus simple , mais encore 

 « la plus suivie de toutes celles employees jusqu'a ce jour. 

 <c Elle a constamment fournides resultats de beaucoup su- 

 « perieurs a ceux de 1- analyse chimique. Cette facilite d'ex. 

 « perimentation et cette precision de resultats n'exigeant 

 « pas, pour etre obtenues, que M King opere lui-meme, 

 « car beaucoup d'autres , en marchant sur ses traces , sont 

 « arrives a des resultats tout aussi satisfaisants. Nous n'a- 

 « vons besoin de citer, parmi ces derniers , que le nom 

 « de M. Wright , si favorablement connu par ses travaux 

 « dans ce genre d'experimentation. » 



Voicimaintenant la description du photometre deM. King, 

 -qui ne differe que tres pen , en realite , de celui de Croll et 

 Glover. Le bee de gaz , place a I'un des bouts d'une longue 

 tringle rigide en bois , est porte par un compteur qui 

 indique la consommation en un temps donne. La bougie , 

 placee a Tautre extremite, est portee par une barre metal- 

 liquequi se meutafrottement dur dans une colonne creuse, 

 oil Ton peut la fixer a une hauteur quelconque par une vis 



