132 ACADEMIE DE ROUEN. 



depression. Cette mobilite est necessairo pour regler la 

 liauleur de la flamnie de la bougie. Sur la tringle se meut 

 utip glissoireemportant avecelle i'ecran differentiol. M. King 

 no se snt pas dos doux niiroirs inclines ; il pense que la 

 facilite d'appreciation qu'ils procurent , ne compense pas 

 Texcedant de poids qu'ils occasionnent sur le support de 

 I'ecran II rocommande expressement de ne se servir de 

 rinstrunient que dans une chanibre dont Ics murs et le 

 plafond soient peints en noir, afin d'e\ iter los erreurs qui 

 resultent d'une reflexion variable de la lumiere. II emploie 

 pour unite des bougies de blanc de baleine, qu'on pfese avant 

 de les allumer et apres leur combustion partielle, de ma- 

 niere a estimer laquantite do niatiere brulee en une heure. 

 L'experience portc toujours sur Irois de ces bougies suc- 

 cessivenient, afin que lechiffre final exprinie une moyonne 

 de plusieurs essais. Par ce precede, on se met a Tabri des 

 chances d'errcurs qu'entrainent infailliblement la constitu- 

 tion chiniique variable des matieres grasses et le defaut 

 d'identite de la structure physique des bougies. 



Tels sont les photom^tres principaux utilises par Tlndus- 

 trie anglaise dugaz de I'eclairage. lis out tous , pour origine 

 commune, I'ecran differentiel de Bunsen, et ne se distin- 

 guent les uns des autres que par des dispositions de detail 

 plus on moins importantes. 



Un ingenieur civil de Rouen, M. E. Burel, a importe 

 d'Angleterre le photometre de Bunsen , et lui a fait subir, 

 a son tour, quolques modifications speciales qui separent 

 I'appareil nouveaude sescongeneres. Envoici la description 

 sommaire : 



La tringle qui supporte les diverses pieces de Tinstru- 

 ment, est constituee par une barre prismatique en cuivre 

 solidement etablie et rendue absolument inflexible a I'aide 

 d'un galet porte par le pied meme de Tecran, et susceptible 

 de glis»er rn roulantsur la table qui sort de base coinnume 



