78 ACADÉMIE DE ROUEN. 
liquide pris pour terme de comparaison, et des nombres 
qui expriment les trois grossissements d’un objet vu d’abord 
à vide, le microscope étant dans l’état ordinaire , vu en- 
suite au travers d’une lentille plan concave du liquide pris 
pour point de départ ; vu enfin au travers d’une lentille sem- 
blable du liquide soumis à l'observation. 
Voici cette formule : 
g g’,g" étant les trois grossissemens observés dans les trois 
circonstances que nous venons de signaler et n l'indice 
de réfraction connu d'avance du liquide auquel on com- 
pare les autres. 
Tout se réduit donc dans ce procédé à mesurer seule- 
ment le grossissement du liquide examiné ; car le grossis- 
sement à vide et celui qui est fourni par l'interposition de 
l'eau, notre liquide type, ont été mesurés une fois pour 
toutes. 
Voici maintenant comme nous avons adapté un de nos 
appareils (le microscope Chevalier) à cette nouvelle manière 
de calculer l'indice de réfraction. 
L'objectif de notre microscope est formé de trois lentilles 
plan-convexes achromatiques, la face plane de ces lentilles 
étant tournée vers l'objet, nous dévissons la lentille imfé- 
rieure et nous la plaçons à une distance de 2 millimètres 
des deux autres; elle pose sur une lame mince de verre 
parfaitement fixe et qui se rattache par une tige de cuivre 
au corps même de l'appareil. Cette lentille isolée est pla- 
cée de telle façon que son axe optique se confonde avec 
celui des deux autres lentilles. 
Ceci effectué, on met sur le porte-objet un micromètre 
