CLASSE DES SCIENCES. 19 
en verre qui présente un millimètre divisé en 100 parties 
igales et on fait marcher le porte-objet jusqu’à ce que les 
divisions soient parfaitement nettes. On mesure alors le 
grossissement par un moyen que nous indiquerons tout-à- 
l'heure et on a la valeur de g, c'est-à-dire le grossisse- 
ment à vide. 
Pour obtenir g’, on introduit entre la lentille isolée de 
l'objectif et celle qui est immédiatement au-dessus d'elle , 
une goutte d'eau qui se moule dans cette espèce de vase 
en touchant à la fois la face plane de la lentille supérieure 
et la face convexe de la lentille inférieure isolée. Cette 
introduction diminue le pouvoir convergent du système, et 
on est obligé d’éloigner le porte-objet pour mettre le 
micromètre au foyer ; on mesure de nouveau le grossisse- 
ment et on a g'. | 
Enfin on suit exactement la même marche avec le liquide 
à examiner, après avoir eu soin toutefois d'essuyer par- 
faitement les deux lentilles que l'eau a touchées ; on a 
alors la valeur de g”. 
Il ne reste plus qu'à substituer les valeurs de g, g' et g” 
fournies par l'expérience précédente et celle de n qui se 
trouve dans tous les livres de physique, dans la formule 
déjà indiquée pour en déduire l'indice de réfraction cherché. 
Tout revient donc, en définitive, à une mesure de 
grossissement. Le moyen qui nous à paru le plus simple, 
consiste à placer en avant de l'oculaire un petit miroir 
métallique cireulaire de trois millimètres de diamètre en 
viron, dont le plan est incliné de #5° sur l'axe du micros- 
cope. L'œil placé un peu au-dessus du petit miroir, 
aperçoit par réflexion les divisions grossies du micromètre 
qui sé projectent sur une feuille de papier blanc placée 
au-dessous ; on marque alors avec une pointe très fine les 
