2" Groupe. 

 SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES. 



5' Section. 

 PHVSIOUE. 



Président, M. TASSILLY, Professeur agrégé à l'École de Pharmacie, Paris. 



Secrétaire, Gaston DANNE, Ingénieur, Ecole de Physique et de Chimie 

 industrielles de la Ville de Paris. 



M. Jacques DANNE, Gif. 

 2 Août. 



Sur un électroscope à étalonnage permanent pour le dosage du radium par la 

 méthode des rayons y. — L'appareil est un électroscope ordinaire de faible 

 capacité électrique dont la partie supérieure est constituée par un disque en 

 plomb de 5">™ d'épaisseur. Les ampoules ou les appareils contenant le radium 

 à doser sont placés sur le disque en plomb. Dans ces conditions, les rayons y 

 pénètrent seuls dans la cage de l'électroscope et provoquent la chute de la 

 feuille d'or mobile. 



L'étalonnage de l'appareil est assuré d'une façon permanente grâce au dis- 

 positif suivant : une petite cuvette dont le fond est tapissé d'oxyde d'uranium 

 est fixée à la partie inférieure de l'appareil. Cette cuvette peut être découverte 

 en tirant sur une tige dont l'extrémité sort à l'extérieur. L'ionisation produite 

 par l'uranium dans la chambre de l'électroscope est égale à l'ionisation pro- 

 duite par les rayons y d'une quantité connue de radium placé sur le disque de 

 plomb. 



Cet appareil est simple, précis et supprime l'emploi d'un étalon de radium 

 coûteux. Il est spécialement indiqué à tous ceux qui font usage de radium en 

 ampoule ou en appareil quelconque. 



MM. MASSOL et FAUCON, Montpellier. 

 2 Août. 



Absorption des radiations ultraviolettes par les alcools saturés de la série grasse. 

 — Nous avons étudié l'absorption produite par quelques composés organiques 

 de la série grasse dans la région ultraviolette du spectre; nous publions nos 

 premières recherches sur les alcools saturés de cette série. 



Hartley et Huntington, dont les recherches spectro-chimiques sont bien 

 connues, ont examiné quelques termes de cette série en 1879 et en i88r. D'après 



