BERGONIÉ. — MESURES DES RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES EN CLINIQUE 145 



M. And. BROCA. [535 241] 



Sur l'emploi de la lampe à la naphtaline comme étalon secondaire. 



Sur quelques conditions à réaliser en photomctrie. 



M. COMBET, Prof, au Lycée Carnot, à Tunis. [537 322] 



Extension des formules relatives aux effets Thomson et Peltier. — L'auteur éta- 

 blit, à laide de considérations sur les cycles parcourus par un système subissant 

 des transformations réversibles — les grandeurs étant exprimées dans le système 

 pratique et les quantités de chaleur en thermies-joules — les formules suivantes : 



l _ dy q,-q,_ d^y ^^^^^_ 



df) df)-^ 



l, (y, q2 désignent des quantités de chaleurs, la température absolue, y une 

 tension (pression, force électromotrice, etc.), x une capacité de puissance mo- 

 trice, suivant l'expression de M. Le Chatelier, En substituant à te et à y, dans 

 ces formules, les tensions et les capacités correspondantes, on est conduit aux 

 formules connues sur les chaleurs mises en jeu dans les effets Thomson et 

 Peltier, et à plusieurs autres relations analogues se rapportant aux phénomènes 

 thermiques les plus divers. 



M. BERGONIÉ, Prof, à la Fac. de Méd. de Bordeaux. [537 733] 



Mesures des résistances électriques en clinique. — Ce moyen de diagnostic et 

 peut-être de pronostic n'a pas donné tous les résultats qu'on peut attendre de 

 lui. Cela tient à ce qu'il n'existe pas de méthode vraiment clinique de mesure 

 des résistances. 



Celle que nous proposons consiste à utiliser l'instrumentation habituelle du 

 médecin-électricien en y joignant un seul appareil nouveau, le téléphone diffé- 

 rentiel. Le circuit servant à la mesure se compose : 



l" De la bobine à chariot ordinaire servant à la faradisation ; 



2° Du rhéostat à résistance variable convenablement étalonné ; 



3° De la résistance à mesurer ; 



4» Du téléphone différentiel. 



Le courant de la bobine médicale traverse parallèlement la résistance à me- 

 surer et le rhéostat pour aboutir dans les deux circuits du téléphone, de fatjon 

 que leurs actions sur la plaque sonore se neutralise. Si les deux résistances, celle 

 à mesurer et celle qui lui fait équilibre, sont parfaitement égales, le téléphone 

 restera muet ; mais si, au contraire, il y a différence, le téléphone parlera et 

 d'autant plus haut que cette différence sera plus grande. 



10 



