258 PHYSIQUE 



Le principe de l'iastrument est le suivant : 



Deux prismes ayant rigoureusement le même angle, GO", disposés en sens 

 inverse, forment un parallélépipède oblique, l'un est en crown d'indice connu ; 

 l'autre creux, destiné à recevoir le liquide ou le gaz dont on veut mesurer 

 l'indice ; un dispositif réalisé mécaniquement permet de faire arriver le rayon 

 incident normalement à la surface du prisme le moins réfringent ou de rece- 

 voir le i-ayon émergent normalement à cette même face. 



L'appareil est éclairé à la lumière monochromatifiue du chlorun,' de sodium. 

 — On fait deux lectures sur un limbe divisé qui porte un vernier donnant la 

 minute : l'une avec le rayon incident normal à la face d'entrée du prisme le 

 moins réfringent (lecture à gauche), l'autre avec le rayon émergent norma- 

 lement à cette même face (lecture à droite). 



La demi-somme des lectures donne la déviation ô. 



Les formules qui donnent l'indice de réfraction sont en supposant n < n. 



11 , indice cherché ; 

 n, indice du crown ; 

 et pour n\ > n : 



cos I (180 — A) — 'i> I 



n -^ : 7 



sm A 



cos (A — 'f) 



= n ^ ; -^ 



sm A 



n «1, indices cherchés ; 

 A, angle des prismes. 



o= sin- ô, déviation lue. 

 n 



On peut se servir d'un tableau de courbes des indices de réfraction croissants 

 ou décroissants par rapport à celui du crown, comme on le fait au Laboratoire 

 municipal . 



Une simple lecture donne l'indice de réfraction à une demi-unité près de la 

 quatrième décimale. 



Spectroscope-binoculaire. — M. Pellin fait observer que, lorsqu'on veut mon- 

 trer aux élèves un phénomène dans le spectroscope, il arrive souvent que ce 

 phénomène cesse au moment oîi, après l'avoir vu, on veut le montrer. 



11 a pensé qu'il serait utile de réaliser une disposition qui permît à deux 

 personnes d'observer simultanément dans le même spectroscope. Son dispositif 

 se compose d'un tube portant une ouverture sur le côté, fixé à la partie objec- 

 tive de la lunette du spectroscope. 



Ce tube contient deux prismes isocèles rectangles, collés par leur hypoténuse 

 de manière à former un cube — l'une des hypoténuses a été préalablement 

 dorée. 



Dans ces conditions, on observe directement avec la lunette du spectroscope, 

 par transparence, à travers l'ensemble des deux prismes et on observe en 

 même temps, au moyen d'une seconde lunette par réflexion sur la mince 

 couche d'or. L'image, dans cette seconde lunette, est bien retournée, c'est-à- 

 dire que le rouge du spectre est à droite, tandis que dans la première lunette 

 il se trouve à gauche ; mais, comme on voit simultanément dans les deux 



