D E Dijon, lyS^', pj 



» dilatation ou de la condenfation du mer- 

 » cure par le chaud & le froid. II a meme 

 » conftniit , d'apres fes experiences , une 

 M table de corredlion a ce fiijet , qui eft re- 

 » lative aux differens degres du thermometre 

 » de Reaumur , & cette table peut fe placer 

 » fur la planche du barometre. » 



J'avois imagine depuis long-temps une pa- 

 reille table ; mais elle m'a paru infuififante 

 pour toutes les obfervations du barometre ; 

 c'eft ce qui m'a engage a travailler a la. 

 grande Table ci-apres : je I'appelle , TabU 

 baro-thermomitrique univerJclU, parce qu'elle 

 eft applicable a toutes les hauteurs & a toutes 

 les mefures du barometre. II importe fort 

 peu que Techelle de cet inftrument foit faite 

 avec le pied anglois , le pied du Rhin, le 

 pied de Caftille , ou le pied de France , &c. 

 Cette Table univerfelle donne la correftion 

 fuivant ces differentes mefures , quelle que 

 foit la hauteur du barometre. Mais avant de 

 nous occuper de cette Table , paffons a 

 Tobjet qui en fait la bafe , & voyons quels 

 font les veritables effets thermometriques 

 du mercure dans une colonne de barometre. 



PREMIERE SECTION. 



Effets thermometriques du mercure dans 

 le barometre, 



Une differtation de M. Cigna de TAcademie 

 de Turin , qui eft inleree dans le Journal de 



