D E Dijon, /7<?4: 95 



)) de I'elevatlon dii mercure , me dlfoit-il , 

 n produite dans le barometre par un degre 

 n de chaleur donne, eft pareille a relevation 

 » d'une colonne de mercure expofee dans le 

 » thermometre an meme degre de chaleur : 

 ,) par confequent , ft nous faiftjns deux baro- 

 >, metres d'un feul tuyau recourbe , de ma- 

 » niere que dans Tune de fes branches le 

 » mercure ne foit pas a plus d'un ou de deux 

 « pouces de hauteur , la rarefadion ou la 

 » condenfation du mercure produiront une 

 » difterence ft imperceptible dans fon eleva- 

 .» tion , qu'on pourra fans crainte la compter 

 » pour rien. II n'eft done plus queftion, ajou- 

 » toit-il , que d'appliquer une echelle d'ele- 

 » vation a la branche la plus courte ; & Ton 

 » pourra attribuer Tafcenfion ou rabaiftement 

 ^> du mercure a la gravite de I'air, puifque 

 »> les changemens caufes par la chaleur, ne 

 i> fauroient caufer une erreur fenftble. ** 



M. Cigna, pouT fatisfaire les gens les plus 

 difficiles , a propofe une echelle qui fait dif- 

 paroltre cette erreur; & cette graduation a 

 ete adoptee par M. Deluc dans la conftruc- 

 tion de fon barometre portatif , avec lequel 

 il mefure la hauteur des montagnes : mais ce 

 barometre recourbe ne reunit pas le fuffrage 

 de tous les Savans , a caufe d'un inconve- 

 nient attache a Tetendue de fa marche , qui 

 eft diminuee de moitie. En effet, cet inftru- 

 ment ne fait qu'une demi-Iigne de variation, 

 lorfque le barometre ftmple varie d'une ligne. 

 Cette diminution dans la fenftbilite de la co- 



