^6 ACADEMIE 



lonne de mercure , ofFre plus de difficultepoui' 

 eftimer avec precillon la marche du baro- 

 metre , ou le point de fa fufpenfion ; d'ailleurs 

 il ell fujet a prendre de I'air avec le temps. 

 ( Foye^ le Traitc de Meteorologie du Pere Cone , 

 liv. 2., art. 6 ). II eft neceffaire de le com- 

 parer quelquefois avec des barometres fixes, 

 & meme de faire rebouillir le mercure; il taut 

 auffi netoyer de temps en temps la furtace du 

 mercure avec une eponge pour oter la vif- 

 cofite, la pellicule & la poufliere qui s'y at- 

 tachent. 



Toutes ces confid^rations ont fait,en quel- 

 que forte^oublier I'avantage du barometre re- 

 courb^ , relativement a la corredion des efFets 

 thermometriques. On avoit fait des recher- 

 ches pour en debarrader le barometre fimple. 

 M. Chrijlin a trouve, par des experiences faites 

 avec art & precifion, que le volume de mer- 

 cure condenfe par le froid de la glace , ell 

 au volume du mercure rarefie par la chaleur 

 de Teau bouillante , comme 66 eft a 67 ; c'eft- 

 a-dire, que Taugmentation du volume de 

 mercure , ou , ce qui revient au meme , la 

 diminution de fa pefanteur fpecifique,eft d'un 

 foixante-fixieme , a compter depuis le terme 

 de la glace jufqu'a celui de I'eau bouillante : 

 done un barometre qui palTeroit du froid de 

 la glace a la chaleur de Teau bouillante hauf- 

 feroit d'une quantite egale a la foixante- 

 fixieme partie de fa hauteur , fans qu'il fut 

 fiirvenu aucun changement dans la preffion | 



de ■ 



