D E D I J O Ni iy§4l p^ 



cle Tathmofphere. (F. U Diclionn. Encyclopi 

 au mot barometre), 



Ainfi dans les lieiix ovi la hauteur moyenne 

 du barometre eft de 27 pouces & demi , ou 

 de 350 lignes , la chaleur, depuis la glace 

 jufqu'a I'eau bouillante , fera monter le|nier- 

 cure de 5 lignes , & par confequent d'un fei- 

 zieme de ligne pour chaque degre de dilata-^ 

 tion au thermometre de Reaumur. 



On pourra faire , nous difent les R6dac-; 

 teurs de TEncyclopedie , la meme correftion 

 fur un barometre dont la hauteur fera de 27 

 ou 28 pouces , parce qu'un pouce de plus ou 

 de moins ne peut faire fur le total qu'une er- 

 reur infenfible ; mais fi Ton tranfportoit le ba-i 

 rometre fur des hautes montagnes, & que le 

 mercure defcendit a 25 , 200U 15 pouces , if 

 faudroit retrancher de cette hauteur pour le 

 chaud, ou y ajouter pour le froid , moins 

 qu'un feizieme de ligne par chaque degre du 

 thermometre. Ginq tables inferees dans ce 

 Didionnaire , donnent quelques eclairciffe- 

 mens a ce fujet. Mais on verra par la fuite^ 

 que ces tables font infuffifantes pour les dif-i 

 ferens ufages auxquels le barometre eft def^ 

 tin6. 



L'exp^rience avoit appris , comme on vient 

 dele voir, qu'une colonne du barometre, 

 longue de 27 pouces & demi , varioit de Ji 

 lignes du point de glace a celui de I'eait 

 bouillante : dela on imagina que la reduftion 

 de la hauteur du barometre pourroit fe faire 

 par le moyen d'un thermometre gradue, §5 



G 



